( t*4i ) 



seulement de bons observateurs pour s'en servir utilement; ce qui peut 

 arrêter dans leur emploi, c'est la peine qu'il faut prendre pour préparer les 

 appareils, recueillir les observations, les mettre en ordre et les calculer. 



» Il ne suffit pas de réunir des observations dans un recueil que l'on 

 publie chaque année à grands frais, et que personne ne va consulter, 

 comme nous en avons de nombreux exemples sous les yeux, il faut encore 

 que ces observations soient discutées et qu'on en fasse ressortir ce qui peut 

 intéresser la physique du globe, l'acclimatation des végétaux, et la coloni- 

 sation d'une contrée. Voilà ce qui devra être fait dans l'observatoire mo- 

 dèle d'Alger, qu'il serait convenable de pourvoir de tous les instruments 

 aujourd'hui en usage dans tous les observatoires de l'Europe. 



» Dans les observatoires secondaires relevant de l'observatoire normal 

 d'Alger, on se bornerait à observer avec le thermomètre, le baromètre, l'hy- 

 gromètre, le pluvimètre et l'anémomètre, en se conformant pour les heures, 

 à l'égard des trois premiers instruments, à ce qui se fait depuis longtemps 

 dans les observatoires, sans négliger les phénomènes périodiques dont la 

 connaissance intéresse non-seulement la 'physiologie végétale, mais encore 

 l'Administration, en lui fournissant des données qui peuvent l'éclairer sur 

 l'acclimatation des plantes et la colonisation. Exiger plus, quant à présent, 

 c'est courir le risque de faire ajourner l'établissement d'observatoires mé- 

 téorologiques dans l'Algérie que nous devons désirer vivement. » 



« M. Despretz , inscrit pour prendre la parole dans la discussion, 

 voyant que le Rapport de la Commission, légèrement modifié, allait être 

 adopté, s'est borné à donner la description d'un appareil propre à enre- 

 gistrer les températures, appareil qu'il a proposé, il y a douze ans et à 

 plusieurs reprises depuis cette époque, dans son cours de physique à la 

 Faculté des Sciences de Paris. 



» Ce thermomètre enregistreur consiste en une lame double de fer et 

 de cuivre, de la longueur de 2 à 3 mètres, fixée à son extrémité supérieure, 

 libre dans toute sa longueur, portant à son extrémité inférieure un crayon 

 destiné à tracer la courbe des températures diurnes. On sait depuis long- 

 temps que si une lame pareille est rectiligne à une certaine température, par 

 exemple à 10 degrés, elle prendra une forme concave du côté du cuivre 

 au-dessous, et une forme convexe du même côté au-dessus de cette tempé- 

 rature, de manière que le crayon trace un arc de cercle. Si l'on veut avoir 

 la courbo des températures pendant une journée, on fera monter une feuille 

 de papier carrée, de 12 à i5 centimètres de côté, en vingt-quatre heures, à 



