( ia38 ) 



sont soudés, de part et d'autre, deux petits tubes de verre horizontaux; 

 l'un est mastiqué à l'une des branches d'un T en cuivre, dont les deux 

 autres branches portent des robinets et permettent de faire communiquer 

 l'appareil avec un gazomètre et avec une machine pneumatique ; l'autre, 

 capillaire, établit la communication avec un manomètre, par deux petits 

 robinets d'acier juxtaposés, qui peuvent à volonté se séparer ou se réunir 

 au moyen de deux cônes serrés dans une gorge métallique. Le manomètre 

 est celui que M. Regnault a employé dans plusieurs séries d'expériences. 

 Le cylindre est plongé dans un bain dont on observe la température chaque 

 fois qu'il est nécessaire. 



» Voici comment on opère dans chaque expérience : l'appareil étant 

 séparé du manomètre, on fait le vide cinq ou six fois dans le cylindre, eu 

 le laissant chaque fois se remplir lentement de gaz pur; le cylindre une 

 fois plein de gaz, sous une pression voisine de la pression atmosphérique, 

 on emplit le manomètre de mercure jusqu'au robinet d'acier, on établit 

 la communication par les deux petits cônes, et l'on fait écouler du mer- 

 cure par le robinet inférieur du manomètre, jusqu'à ce que le niveau des- 

 cende dans la branche fermée à un trait marqué sur le verre. Le cylindre 

 et l'espace manométrique jusqu'au trait ayant été jaugés à une température 

 connue, on a le volume du gaz ; sa température est celle du bain ; sa pres- 

 sion est donnée par le manomètre. Or, d'après la manière dont on a opéré, 

 en augmentant le volume du gaz, on a rendu sa pression moindre que la 

 pression atmosphérique; c'est là ce qui va permettre d'introduire le li- 

 quide d'une manière très-simple. Si l'on plonge, en effet, le tube qui ame- 

 nait le gaz dans une dissolution saline, au moment où l'on ouvrira le 

 robinet, la pression atmosphérique fera monter une certaine quantité de 

 la dissolution dans le cylindre. On détermine alors le volume du liquide 

 par son poids, on l'agite au contact du gaz aussi longtemps qu'on le juge 

 convenable, on rétablit la communication avec le manomètre, et on ra- 

 mène le niveau du mercure dans la branche fermée au même trait que 

 dans l'observation précédente. On attend que les niveaux demeurent sta- 

 tionnâmes, et l'on obtient ainsi le volume du gaz non absorbé, sa tempé- 

 rature et sa pression. Ces données suffisent évidemment pour déterminer 

 le coefficient d'absorption. 



» Pour obtenir la force élastique du gaz, il faut tenir compte de la va- 

 peur d'eau qui se trouve dans le cylindre ; or, l'espace étant nécessairement 

 saturé de vapeur dans l'observation qui suit l'absorption du gaz, j'ai pré- 

 féré me placer dans les mêmes conditions pour l'observation qui la pré- 



