SAWNSFH 107 
tateurs, entre autres par Lord ‚Rayleigh!) et M. Wien?) qui 
trouvèrent l'amplitude des tons perceptibles variant entre 0, 1 
un et 7 ur 
L'unique méthode qui paraissait promettre des résultats 
positifs dans ces circonstances, c'était de mesurer les vibrations 
par la longueur des ondes lumineuses. Les réfractomètres de 
Jamin et de M. Röntgen furent trouvés peu avantageux pour 
cet usage; mais l’interféromètre de M. Michelson se montra 
bien applicable dans ces expériences et c’est avec cet instru- 
ment qu’elles furent exécutées dans le laboratoire de phy- 
sique de l’Université de Cracovie. 
C’est M. le prof. Witkowski qui a poussé l’auteur 
à faire usage de cet instrument; c’est d’ailleurs aux bienveil- 
lants conseils de ce maître que l’auteur a eu souvent recours 
et il lui en exprime ici toute sa reconnaissance et tous ses 
remerciements. 
158 
Le principe de l’interféromètre de Michelson en peu de 
mots est le suivant: (Voir p. 108). 
Si l'on intercepte un rayon lumineux par une lame en 
verre à surfaces parallèles (A), formant un angle de 45° avec 
le rayon, ce dernier sera partiellement réfléchi dans une di- 
rection perpendiculaire (1), tandis que l’autre partie sera trans- 
mise (2). Si dans la voie de ces deux rayons se trouvent deux 
miroirs (C et D) perpendiculaires à leurs directions, ils seront 
refléchis sur eux-mêmes et il se produira l’interférence, étant 
admis que la différence des chemins ne dépasse pas un cer- 
tain multiple de la longueur d'onde. 
Une seconde lame B, dont l'épaisseur est exactement 
égale à celle de la lame A, complète l'appareil. Sa destination 
est de compenser la différence des chemins que parcourent les 
1) Rayleigh. Theory of Sound. 
?) Wien. Ueber die Messung der Tonstärke. Wiedemann’s 
Annalen, Vol. 56. 
