389 
nöthigen Festigkeit aufgeschraubt, indem man das In- 
strument oft lange aufgeschraubt behalten kann, ‘ohne 
dass es anderen Untersuchungen hinderlich ist, . Denn 
bei solcher Lage lässt es das Licht des Spiegels durch 
die innere Höhlung der Schraube und die -beiden Glas- 
plättchen durch und erlaubt so die Untersuchung nicht 
zu sehr ausgebreiteter Gegenstände in kleinen Hohlglä- 
sern. Beim Gebrauche des Quetschers wird unter dem 
Objectträger die Hohlschraube gedreht, die desshalb ei- 
nen kleinen gekerbten Rand haben muss. Beim Oeffnen 
und Auftragen des Gegenstandes wird das Instrument- 
chen nicht abgenommen, sondern bloss sein unterer Theil 
um sein Säulchen, welches als Achse dient, herumge- 
dreht, so dass es neben und ausserhalb des Objectträ- 
gers seine Lage erhält. Natürlich muss das Instrument 
für das einfache Microscop so leicht als möglich gemacht 
seyn, damit es den Objectträger an seiner Zahnstange 
nicht herabdrücke. Ich habe es zuerst in dieser Form 
angewendet und von Messing machen lassen; doch 
dürfte es vortheilhaft seyn, es, wenigstens zum Theil, 
von Buchsbaumholz, von Elfenbein, Horn oder Kno- 
chen construiren zu lassen. Zur Angabe der Dimen- 
sion bemerke ich nur, dass bei einem grössern Quet- 
scher die Platten 4 und D 34 Zoll Preussisch im 
Durchmesser haben, wonach die übrigen Dimensionen 
leicht zu bestimmen sind. Jedoch rathe ich, den 
Durchmesser der Höhlung der Schraube grösser zu 
machen, um ein grösseres Gesichtsfeld zu erlangen. 
Schliesslich will ich die Hauptfälle der Anwendung 
des Instruments angeben: 
1. Dient es, wie schon oben bemerkt, und was 
seine Hauptbestimmung ist, weiche, durchscheinende Ge- 
genstände allmählig zusammenzudrücken und so zur Er- 
kenntniss ihrer Lage, ihrer Verschiebbarkeit, relativen 
Härte, Flüssigkeit, Verbindung, innerer Gestaltung und 
