11 
ner zuetſt von Dr. Cowan gemachten Beobachtung, daß 
das Ausſtopfen des mittleren Canals die Stärke des Ins 
ſtrumentes nicht ſehr beeintraͤchtige. Profeſſor Forbes hat 
dieſelbe Bemerkung wiederholt. Ich habe viele Verſuche uͤber 
dieſen Punct angeſtellt, und folgende find einige meiner Reſul⸗ 
tate: Wenn man das Bruſtende des Inſtrumentes mit eis 
nem Korke verftopft, fo beeinträchtigt, dieſes bedeutend feine 
leitende Kraft; das Verſtopfen des Ohrendes thut dieſes nur 
in einem weit geringeren Grade. Auf jeden Fall aber bes 
einträchtigt das Verſtopfen der Roͤhre die Fortpflanzung des 
Tones, und um ſich davon zu Überzeugen, genügt es nicht, 
nach allgemeinen Eindruͤcken zu urtheilen, ob nämlich ein 
Ton auf die eine Weiſe lauter, als auf die andere, ſey, ſon— 
dern wir muͤſſen uns einen Probeton zu bilden ſuchen, 
einen Ton, der gerade innerhalb der Graͤn en der Hörbars 
keit liegt, ſowie der Exſpirationston bei einem geſunden 
Subjecte, oder ein ſehr ſchwaches Herzgeraͤuſch. Wenn man 
an einem ſolchen Probetone den Verſuch anſtellt, fo wird 
die hoͤhere leitende Kraft der offenen Roͤhre deutlich. Ader 
die verhindernde Wirkung eines Stöpfels in der Roͤhre wird 
gan; deutlich bei dem biegſamen Stethoſkope, bei welchem 
ein in das Bruftende geſteckter Kork ſchwache Tine ganz 
ausſchließt und die lauteren ſehr bemerkbar beeintraͤchtigt. 
Diß das gewoͤhnliche Stethoſkop ebenſowohl durch feine 
eingeſchloſſene Luftſaͤule, wie durch feine foliden Wandungen 
leite, wird ferner durch folgende Thatſachen bewiefen. Laute 
Bruſttoͤne, wie die der Stimme des Herzens, oder ein Ge— 
raͤuſch, koͤnnen dadurch gehört werden, daß man das Obr— 
ende nahe an das Ohr hält, ohne es wicklich zu berühren; 
der Ton wird dann ausſchließlich durch Lu’t geleitet und 
kann durch einen Pfropf gänzlich aufgefangen werden. Wenn 
in die Seite eines Stethoſkops eine große Oeffaung gemacht 
wird, fo wird feine leitende Kraft beſonders für Lufttöne 
bedeutend beeinträchtigt, aber fie wird fogteich wiederherge— 
ſtellt, ſobald man die Oeffnung mit dem Finger verſchließt. 
Der Unterſchied hängt nicht allein von dem Ausſchlie— 
ßen äußerer Toͤne vermittelſt letzteren Verfahrens, ſondern 
auch, und vorzüglich, von der höheren Kraft der Leitung 
ab, welche eine geſchloſſene Luftſaͤule beſitzt. Daß die Hinz 
zufuͤgung des ſoliden Conductors durch das, was die Deff: 
nung verſtopft, bei der Verbeſſerung nicht mit betheiligt iſt, 
wird aus der Thatſache klar, daß ſolide Roͤhren von den 
duͤnnſten Wandungen ebenſoviel leiſten, als von den dickſten, 
ſolange ſie nur eine geſchloſſene Luftſaͤule einſchließen. 
Der geſchloſſene Zuſtand einer Luftſaͤule iſt die Haupt: 
bedingung, welche nothwendig iſt, der Luft eine hohe leitende 
Kraft zu verleihen. Den Verſicherungen akuſtiſcher Schrift: 
ſteller folgend, daß die Schwingungen des Tones durch die 
Luft in geraden Linien ſich bewegen, gleich den Lichtwellen, 
ſchlug ich früher vor, daß das Bruſtende des Stethoſkopes 
in einen ſehr ſpitzigen conus aus zehoͤhlt ſeyn, und daß das 
ganze Innere ſo glatt, als moͤglich, gemacht werden ſolle, 
um die Reflexion des Tones auf die directefte Weiſe zu be: 
fordern. Aber dieſes Princip iſt mehr auf Hoͤrroͤhre an: 
wendbar, welche aus der offenen Luft Toͤne empfangen, als 
auf das Stethoskop, welches Vibrationen von einer feſten, 
12 
umſchloſſenen Fläche erhaͤlt. Die in einer dichten Rohre 
eingeſchloſſene Luft vibrirt als ein Ganzes, und ihre Schwin- 
gungen dringen uͤber Winkel und durch Kruͤmmungen (wie 
in einer biegſamen Röhre) mit einer Leichtigkeit, welche dis 
Idee einer einfachen Reflexion nicht beſtehen läßt, und obs 
gleich ſie durch eine dichte, glatte Roͤhre leichter geleitet 
werden muͤſſe, als durch eine gekruͤmmte und hoͤckrige, fo 
iſt doch der Unterſchied geringer, als man ohne eine Kennt— 
niß der Eigenthuͤmlichkeiten geſchloſſener Roͤhren erwarten 
ſollte Der Hauptvorwurf bei der Bildung des hohlen En— 
des des Inſtrumentes iſt der, mit den Wandungen der Bruſt 
eine ſo große Flaͤche Luft, als moͤglich, in dichte Beruͤhrung 
zu bringen, und die Wellen dieſer Luft fo direct, als moͤg— 
lich, zum Ohre hin zu beloͤrdern. Es iſt zu gleicher Zeit 
wuͤnſchenswerth, eine große Hoͤhle innerhalb des Inſtrumen— 
tes zu vermeiden, weil eine ſolche Höhle ein muſchelaͤhnli— 
ches oder klingendes Echo hervorbringt, durch die wieder- 
holte ſchraͤge Reflexion der Vibrationen. Eine coniſche Hoͤhle 
entſpricht ſehr gut der beſten Leitung der Toͤne durch die 
Luft, aber ein Trompetenende ſcheint ihr nicht nachzuſtehen, 
und es paßt beſſer fuͤr die Mittheilung der Schwingungen 
an die feſten Theile des Inſtrumentes. 
Iy habe oben die ſchwaͤchere Kraft eines ſoliden Ste— 
thoſkopes angefuͤhrt. Einige Schriftſteller, welche anneh— 
men, das Stethoſkop leite nur durch feine feſten Wan⸗ 
dungen, ſchreiben dieſe Nachtheile dem Gewichte feiner Maſſe 
zu, und behaupten, daß, wenn dieſes durch Aushöhlen vers 
ringert wuͤrde, das ſolide Stethoſkop noch immer das beſte 
Inſtrument ſey. Um dieſen Ausſpruch zu pruͤfen, ließ ich 
mir ein ſehr duͤnnes Stethoſkop aus ſehr leichtem Tannen⸗ 
holze machen und daſſelbe an feinem Bruſtende durch eine 
ſehr duͤnne Platte von demſelben Materiale verſchließen, und 
es zeigte ſich, daß es entſchieden den Inſtrumenten mit of— 
fener Mündung nachſtaͤnde. Allein dieſes Inſtrument, um⸗ 
gekehrt mit ſeinem geſchloſſenen Ende an das Ohr gehalten, 
und mit dem offenen auf die Bruſt, theilte alle zerſtreuten 
Töne ungemein gut mit, welches ſich nur daraus erklaͤren 
laͤßt, daß die große Oberflache der Höhle dieſes Inſtru⸗ 
mentes den ſoliden Theil faͤhig machte, die Schwingungen 
aufzufangen. 3 
Da ich aber nun fand, welch' einen bedeutenden An- 
theil die ſoliden Wandungen der Stethoſkope bei der Mit 
theilung der Toͤne haben, und durch Verſuche erkannte, daß 
ihre Wirkſamkeit hauptſaͤchlich von der Geſtalt ihres Bruſt— 
endes, durch welches ſie die Schwingungen empfangen, ab⸗ 
haͤngig fen, fo erfann ich eine Form des Inſtrumentes, wel⸗ 
ches ſie beſſer zu dieſem Zwecke qualificirt, als irgend ein's 
der bisjetzt gebräuchlichen. — Es iſt das Jagdhorn oder 
Trompetenende (f. Fig. 17. A.), deſſen ſehr dünn angefer⸗ 
tigten Raͤnder flach auf die Wandungen der Bruſt aufge— 
ſetzt und ſehr bald von den Schwingungen derſelben miter⸗ 
griffen werden. 
Das auf dieſe Weiſe aus einem leichten ſproͤden Holze, 
wie von dem Feigenbaume, conſtruirte Inſtrument wird, 
wenn es mit einem Probetone verſucht wird, ſich fuͤr die 
