56 : NOUVELLES ARCHIVES DU MUSÉUM. 
moins d'employer la boussole dite des tangentes, qui ne peut pas servir 
à mesurer de très-faibles courants. Il faut alors avoir recours à une 
autre méthode que je vais décrire, Voici d'abord la table de compa- 
raison dont on donnera ci-après la description. 
GALVANUMÈTRE GALVANOMÈTRE side GALVANOMÈTRE 
GOURGEON GOURGEON GOURGEON 
GALVANOMÈTRE NME Lant MS à -GL-donà RATER à fl 1005 
à 6,000 tours. d à 6,000 tours. à 24,000 tours, à 6,000 tours. 
1 0,0018 34 0,0637 66 0,2273 13 0,2309 
2 0,0037 35 0,0639 67 0,2421 
3 0,0955 36 00,681 4 0,0699 | 68 0,2568 14 0,2493 
&" 0007 LL, 37 0,0703 69 0,2746 15 0,2649 
5 0,0092 38 0,0725 10 0,2864 16 0,2864 
6 0,0140 39 0,0749 71 0,3057 17 0,3057 
7 0,0129 40  0,0762 72 0,3249 18  0,3249 
8 0,0147 41 0,0775 73 0,3542 | 49 0,3453 
9 0,0165 42 0,0787 4,5 0,0787 20 0,3640 
10 0,0184 4  0,0174 || 43 0,0799 74 0,3776 2 0,3839 
11 0,0202 44 0,0814 75 0,4040 22 0,4040 
12 0,022 45  0,0820 76 0,4463 23 04275 
13 0,0239 46 0,0843 24 0,4510 
14 0,0257 47 0,0858 77 0,:887 25 0,4785 
15 0,0276 48 0,0874 5 0,0874 26 0,4984 
16  0,0294 49  0,092% 18 0,5310 27 0,526 
17 -0,0343 50 0,0975 79 0,5734 28 0,5454 
18. 0,0331 51 0,1025 29 0,5686 
19 0,0349 2 0,0349 | 52 0,1076 6 0,1051 || 80 0,6157 30  0,5022 
20 0,0368 53 0,1126 31  0,6157 
21 0,0386 54 0,1176 32 0,6541 
22 0,0405 | 55 0,1228 7 0,1228 33 0,6925 
23 0,0423 56 0,1278 81 0,0741 34 0,7309 
24 0,0442 57 0,1328 35 0,7693 
25 0,060 58 0,1379 82 0,7924 36 _0,8077 
26 0,0478 59 0,1423 8 0,1405 37 0,8461 
27 0,0497 60 0,1480 83 0,8807 | 38 0,8845 
28 8,0515 3 0,0524 | 61 0,1531 9 0,1583 39 0,9229 
29 6,0534 62 0,1583 10 0,1764 || 84 0,9690 40 0,9613 
30 0,0532 63 0,1764 11 0,194% &1 0,9997 
34 0,0571 64 0,1943 | 42 0,2125 42 1,0381 
32 0.0593 65 0,2125 12 0,2125 85 1,0573 42,5 1,0573 
33 0,0615 
