Ueber J. J. Wo od ward's neueste Mikrophotographien etc. 265 



P'ig.ll. Powell and Lealand Wasser- Imm.- System V25"; Oeff- 



nimgswinkel 9P; (Orig.-Vergr. 2900), 1022mal. 

 ß, Photogramme von Araphipleura pellucida, beleuchtet durch 



monochromatisches Sonnenlicht mit einem Immersions-Illu- 



minator und bei dem schrägsten Lichteinfall, den jedes 



Objectiv ohne Bildverzerrung zuliess. 

 Fig.l2. Zeiss Oel-Immersions-System V12" (dasselbe wie bei Fig. 1); 



(Orig.-Vergr. 2830), 188»3mal. 

 Fig.l3. Tolles Oel-Immersions-System (dasselbe wie bei Fig. 4); 



(Orig.-Vergr. 2760), 1840mal. 



„Seit meiner Untersuchung dieser Objective bin ich gezwun- 

 gen, dem Zeiss'schen V12", sowohl bei Lampen-, wie bei Son- 

 nenlicht den Vorzug vor allen andern genannten, und, ich 

 darf in der That hinzusetzen, vor allen Objectiveu zu geben, 

 welche ich jemals untersucht habe.'' 



„Hiernächst kommt eine Gruppe, welche das Vio" Oel-Immer- 

 sionssystem von Tolles, das Ve" und das Vio" Glycerin-Immer- 

 sionssystem von Spencer, und das V8"Oel-Immersionssystem 

 von Zeiss umfasst. Alle diese Objective leisten in der That 

 Vorzügliches. Als ich im letzten Januar (1879) an Zeiss 

 schrieb, sprach ich die Ansicht aus, dass die Leistung seines 

 Vs" völlig gleich käme „dem Besten aus der grossen Samm- 

 lung von Objectiven, welche dem Museum angehören." Aber 

 weitere Versuche überzeugten mich, dass meine erste photo- 

 graphische Arbeit dem Spencer'schen Vio" keine Gerechtig- 

 keit widerfahren Hess. Später empfing ich noch das Ve" von 

 demselben Verfertiger und das Vio" Oel-Immersionssystem von 

 Tolles. Nach fortgesetzten Versuchen betrachte ich nun diese 

 drei Objective an definirender Kraft als dem Zeiss'schen Vs" 

 überlegen. Wie sie mit diesem und jedem anderen zu ver- 

 gleichen seien, mag nach den Photogrammen unparteiisch be- 

 urtheilt werden. Von den Wasser-Immersions-Objectiven steht 

 das Tolles'sche Vis" nach meiner Schätzung obenan; dem- 

 nächst kommen die Objective von Powell and Lealand." 



„Durch das Studium dieser Photographien wird unter an- 

 deren Punkten auch erwiesen, dass die üeberlegenheit der 

 Glycerin- und Oel-Immersions-Objective keine blosse Folge 

 ihres grösseren Oeftnungswinkels ist. Denn die Apertur von 

 Spencer's Ve" übertrifft nur wenig, die des Vio'' gar nicht 



