Zur Geschichte des zusammengesetzten Mikroskops. 393 



und seinerseits durch einen federnden Drahtring fixirt ist. In 

 gleicher Weise, durch einen Drahtring, sind die beiden Linsen 

 des Oculares befestigt; die ganze Arbeit weist darauf hin, dass 

 das Instrument eine billige Dutzend- Arbeit einer Nürnberger Fabrik 

 des vorigen Jahrhunderts ist; seine optischen Leistungen sind aus 

 denselben Gründen wie bei 1 'gleich null. 



3. Das dritte Instrument — (Fig. 1) — ist ein sehr nett 

 aussehendes, vortrefflich erhaltenes, elegantes Mikroskop des wäh- 

 rend 1760 — 1790 als Mikroskop- Verfertiger berühmten Akademikers 

 und Physikers G. F. Brander in Augsburg, als dessen Werk es 

 auch ausdrücklich bezeichnet ist. 



Dasselbe ist 32 Cm hoch, hat eine massive ovale Messingfuss- 

 platte a, auf der sich ein gefällig gebogener Bügel b mit einer 

 Flügelschraubenmutter zur Befestigung einer Stange c erhebt, die 

 in sein oberes Ende eingesteckt wird, mit Gelenk zum Umlegen 

 des Tubus versehen ist und als Träger von Tisch und Tubus dient. 



Der Spiegel d ist excentrisch auf der Fussplatte mittelst 

 eines horizontal im Kreise beweglichen Armes e befestigt, plan 

 und doppelt, und um die horizontale und verticale Axe beweglich. 



Die Stange c trägt für Tisch und Tubus zunächst ein würfel- 

 förmiges Gehäuse f aus vergoldetem Messing mit offenen Seiten- 

 flächen; mit der hinteren Fläche ist dasselbe an der Stange be- 

 festigt, die vordere Fläche trägt innerhalb eines zierlich ausge- 

 führten Eichen- und Lorberkranzes die Worte G, F. Brander 

 Aug. Vind. fecit; die untere Platte enthält die Mutter für die 

 hohle cylindrische Stellschraube g des Tisches h; die obere Platte 

 das Gewinde zur Aufnahme des Objectives i und ein zweites zum 

 Aufschrauben des Tubus. 



In dem freien Räume zwischen der oberen und unteren Platte 

 bewegt sich in Nuhten der Objekttisch h auf- und abwärts. Er 

 besteht aus zwei parallelen Metallplatten, zwischen welche der 

 Objectträger eingeschoben wird. Seine obere Platte wird durch 

 die Spiralfeder 1 an die untere, resp. den Objectträger angepresst, 

 und an seine untere Platte ist die Schraube g befestigt, welche 

 den Tisch hebt und senkt. Im unteren Ende der Hohlschraube g 

 ist eine biconvexe Linse m von flachen Krümmungen mittelst eines 

 Drahtringes befestigt, die das vom Planspiegel kommende Licht 

 concentrirt auf das Object wirft. 



Der Tubus besteht aus zwei Theilen: der untere stellt einen 



