394 



H e s c h 1 : 



7,3 cm langen vergoldeten und schön gravirteu Messingcylinder 

 dar, der den oberen ans Pappe und Holz gefertigten Theil lose 

 aufnimmt, welcher ausziehbar ist und das Ocular n nach Ramsden 

 enthält. 



Der Objective sind 7; davon zwei mit Lieberkühn'schen 

 Spiegeln. Jedes von ihnen besteht aus einer biconvexen Linse, 

 welche in der oben bei 2 auseinandergesetzten Weise mit Metall- 

 plättchen und Drathring befestigt ist. Da der Tubus abschraubbar 

 ist, so können die Objective auch als einfache Mikroskope ge- 

 braucht werden; dagegen können die beiden mit Lieberkühn'schen 

 Spiegeln versehenen Objective von dem wie die Figur zeigt vor- 

 bereiteten Mikroskopkörper nicht befestigt werden. Um sie aber 

 doch verwenden zu können wird statt des Objectives bei i und 

 des Tubus ein Arm o befestigt — Fig. 2 — der wieder zur Auf- 

 nahme aller Objective darunter auch jener mit den Lieberkühn'- 

 schen Spiegeln eingerichtet ist. Unter die vertikale Axe der ent- 

 sprechenden Linse ist die Mitte des Spiegels stellbar; doch ist er 

 auch bei dieser Stellung eines Objectivs zu schiefer Beleuchtung 

 verwendbar. Ausserdem aber lässt sich auch auf diesem Arme der 

 Tubus mit dem Oculare befestigen, so dass das Mikroskop hier 

 wieder als einfaches und zusaramengefasstes zu verwenden ist. 

 Das Object wird in einer kreisrunden Oeffnung des hölzernen 

 Schiebers, der als Objectträger funktionirt, eingeschlossen und 

 dieser zwischen den beiden Platten des Objecttisches eingeklemmt, 

 nur dass jetzt die das Object enthaltende Stelle des Trägers bei * 

 Fig. 2 ziemlich weit aus dem Gehäuse hervorragt. Zu gleichem 

 Zwecke offenbar sind dem Instrumente mehrere Streifen aus starkem 

 Glase beigegeben. 



Die Vergrösseruugen auf 18 Cm Sehweite berechnet sind die 

 nachstehenden: 



