396 Heschl: 



auf nicht über Vio Linie; die Striche sind jedoch sehr rein 

 und fein gezogen : es stimmt diess auch so ziemlich mit einer 

 Angabe bei Harting (1. c. S. 367), der ein Brauder'sches Micro- 

 meter untersucht und die Theilung von 1 Zoll in 100 Theile ge- 

 funden hat. 



Nach unseren heutigen Vorstellungen von der Brauchbarkeit 

 eines derartigen Instrumentes würde selbst bei viel grösserer Voll- 

 kommenkeit des optischen Theiles schon der zu den heutigen 

 Untersuchungen ganz unverwendbare Objecttisch das Instrument 

 als nicht verwendbar erscheinen lassen. 



Von grösserem Interesse ist au dem vorliegenden Instrumente 

 nur der seitlich verstellbare Spiegel: es muss aber bezweifelt 

 werden, dass er in dem Sinne Dienste that, wie wir jetzt die 

 schiefe Beleuchtung gebrauchen, nämlich vorzugsweise oder fast 

 ausschliesslich für gewisse Testobjecte, weil derartige damals gar 

 nicht bekannt waren. Für unser Mikroskop aber ist bei der 

 Stellung Fig. 1 schief einfallendes Licht gleichbedeutend mit gar 

 keiner Beleuchtung und für die Stellung Fig. 2, bei der Anwendung 

 des Lieberkühn' cheu Spiegels, kann auch nur an gerade von 

 unten kommendes Licht gedacht werden. 



4. Das vierte Instrument ist das Eingangs erwähnte unseres 

 Institutes: die Zeit seiner Anschaffung, sein Preis, so wie die 

 Werkstätte aus der es hervorging, sind unbekannt; und was die 

 Zeit seiner Anfertigung betrifft, so kann sie unmöglich später 

 gesetzt werden, als die Zeit des allgemeineren Bekanntwerdens 

 der Kunst, achromatische Objective zu verfertigen, sie fällt also 

 spätestens in das erste Jahrzehend unseres Jahrhunderts. In dem 

 ältesten der auf dem Institute vorhandenen Inventare, aus dem 

 Jahre 1842 wird es als „grosses zusammengesetztes Mikroskop" 

 mit seinen Bestandtheilen in unverkennbarer Weise beschrieben, 

 aber auf — 10 fl. Werth angegeben: und schon 1830 hat Roki- 

 tansky's Vorgänger Johannes Wagner eine Bittschrift um 

 einen Beitrag zur Reparatur und Vervollständigung eines 

 Plösserschen Mikroskopes eingebracht, „um eine 500 malige Ver- 

 grösserung zu gewinnen". 



Das in Rede stehende alte Instrument ist in einem 21 Cm 

 hohen, mit einem 23 Cm hohen Glassturze versehenen Kasten (Fig. 3) 

 an einer horizontalen Welle befestigt, mittelst welcher es umlegbar 

 und in jeder Stellung durch die Schraube a feststellbar ist. Die 



