Zur Geschiebte des zusammengesetzten Mikroskops. 397 



vordere dem Lichte zugekehrte Wand des Kastens wird beim Ge- 

 brauche entfernt und dadurch werden nebst dem Spiegel zwei 

 unten im Kästchen angebrachte Lädchen mit den Objectiven, einer 

 Pincette und einem Froschhalter frei. 



An der genannten Welle ist eine verticale Stange b befestigt 

 welche unten den concaven metallenen Beleuchtungsspiegel 

 trägt, der selbst um 2 horizontale Axen beweglich und auf der 

 Stange nach auf- und abwärts verschiebbar ist: seitliche Bewe- 

 gung fehlt. 



Etwas unterhalb des oberen Kastenrandes findet sich der 

 eigenthümlich gestaltete und ungemein grosse Objecttisch und 

 zwar in ganz fester Verbindung mit der Stange. Er besteht aus 

 zwei über einander liegenden Metallplatten von 12 Cm Breite und 

 9 Cm Länge; die untere cc trägt die Scheibe mit den Blenden und 

 mittelst 4 an den Ecken angebrachten 2 Cm hohen Säulchen zwei 

 je 1,6 Cm breite und 8,5 Cm lange mit Federklammern versehene 

 Messingstreifen dd; die inneren Ränder der letzteren sind mit 

 einer Nuthe versehen, in welche der eigentliche obere Objecttisch 

 ee von vorne her eingeschoben wird. 



Der 13,5 Cm hohe Tubus ist mittelst Triebwerkes gegen den 

 Objecttisch beweglich, eine feinere Einstellung ist nicht vorhanden, 

 wohl auch bei den relativ geringen Vergrösserungen, die das In- 

 strument gewährt, nicht so absolut erforderlich; das Triebwerk ist 

 von ziemlich roher Arbeit. 



Objective sind fünf vorhanden, die wieder aus je einer bicon- 

 vexen Linse bestehen, in deren Befestigung in so ferne ein Rück- 

 schritt gegen das Brander'sche Mikroskop zu constatiren ist, als 

 dieselben lediglich durch die aufgeschraubte Metallkapsel mit cen- 

 tralem Löchelchen in ihrer Lage erhalten werden sollen, somit we- 

 niger fixirt sind, als durch das fest aufsitzende Metallschälchen mit 

 dem federnden Drahtringe. 



Am unteren Ende des Tubus befindet sich auch ein Gewinde 

 zur Anbringung eines Lieberkühn'schen Spiegels, mit welchem das 

 Mikroskop auch in der Fig. 3 abgebildet ist. 



Das Ocular (nach Huy gen s) besteht aus zwei grossen bicon- 

 vexen Linsen, dem grösseren Collective und dem etwas kleineren 

 und mit stärker gekrümmten Flächen versehenen eigentlichen 

 Oculare; zwischen beiden ist keine Blende angebracht. Diese 



