Ein heizbarer Objecttisch. 6 



Bildes, niinientlich l)ei Anwendun,^ sehr starker Verj^rösserungen ist, 

 so wird es nötliig, falls bei guter Form der Blendungseiiirichtung 

 die Schärfe des Bildes zu wünschen übrig lassen sollte, den Spiegel 

 des Mikroskopes um so viel höher zu rücken, als der Objecttisch 

 erhöht worden ist. 



Man überzeugt sich nun leicht durch Heizversuche mittelst klei- 

 ner unter die Arme des heizbaren Tisches gestellter Spirituslampen, 

 dass die Temperatur der Mitte des Objecttisches je nach der Entfer- 

 nung der Lampen von derselben auf höheren oder niederen Graden 

 nahezu constant erhalten werden kann. Für die Körpertemperatur, 

 bei welcher anhaltend fortgesetzte Beobachtungen auszuführen viel- 

 fach Veranlassung vorliegt, genügen kleine unter die äussersten En- 

 den der Arme gesetzte Lampen, an denen man regulirt, bis das 

 Thermometer 30 — 40^ C. dauernd anzeigt. Um diesen P^ffect sicher 

 zu erreichen, ist es gerathen, bei den angegebenen Längendimensio- 

 nen die Dicke des Objecttisches nicht über 1^ Mm. zu wählen. Bei 

 grösserer Dicke müssten die Arme noch um einige Centimeter ver- 

 längert werden. 



Aber entspricht die an der Skala abgelesene Temperatur wirk- 

 lich derjenigen der genauen Mitte des Objecttisches, also derjenigen 

 des mittleren Theiles des mikroskopischen Präparates, welches jedes- 

 mal im Gesichtsfelde liegt? 



Um diese Frage beantworten zu können, bedarf es einiger Con- 

 troUversuche. Liegt der Quecksilberbehälter des Thermometers der 

 unteren Fläche des Objecttisches möglichst genau an, wovon man 

 sich durch Abschrauben des ihn bergenden Kästchens leicht über- 

 zeugen kann, und ist ferner die Blendungsöftnung möglichst klein 

 gewählt*), so ist bei langsamem Heizen eine bedeutende Dif- 

 ferenz im Gange des Thermometers und der Temperatur des Ob- 

 jectes nicht zu erwarten, wie ich mich nach Prüfung einer Anzahl 

 von Geissler gefertigter Apparate überzeugt habe. Dennoch wird 

 jeder Apparat besonders zu reguliren sein. Zur Prüfung empfiehlt 

 sich die Beobachtung des Schmelzpunktes von Fetten, von denen man 

 im flüssigen Zustande ein mikroskopisches Präparat anfertigt, nach- 

 dem man vorher den Schmelzpunkt auf andere Weise genau bestimmt 

 hat. Ich bediente mich zunächst des Paraffins, und liess von dem- 



1) Es würde mit wenig Umständen verbunden sein, verschieden weite 

 Blendungen nach Art der Hartnack'schen zum Einlegen und Wechseln an- 

 fertigen zu lassen. 



