4 M. Schnitze, 



bringt natürlich eine schnelle Verdunstung der Flüssigkeit mit sich, 

 in welcher das Object enthalten ist. Um die daraus entstehenden 

 Unbequemlichkeiten und das Object störenden Einflüsse zu vermeiden, 

 beobachtet man in der von v. Recklinghausen empfohlenen f e u c h t e n 

 Kammer M. Die Einrichtung, wie ich, ganz im Anschluss an v. Reck- 

 linghausen, dieselbe benutze, ist in Fig. 2 auf Taf. I abgebildet 

 und besteht 1) aus eniem abgesprengten unteren Stück eines Lampen- 

 cylinders, dessen oberer engerer Theil genau der Dicke des Tubus 

 entspricht, ohne jedoch den auf- und absteigenden Bewegungen des 

 letzteren hinderlich zu sein, 2) aus einem Objectträger von dünnem 

 Spiegelglas von 7 Cm. Länge und G Cm. Breite. Auf diesem ruht 

 der 5 Cm. im Durchmesser haltende untere Theil des Lampencylin- 

 ders mit glatt polirtem Rande. Ist das Präparat in der Mitte des 

 Objectträgers angefertigt und der Tubus in die obere Oeffnung des 

 Lampencylinders gesteckt, wie die Figur zeigt, so bleibt zwischen 

 Präparat und Rand des Glascylinders Raum genug zur Verschiebung 

 des Präparates, welche nur bei Anwendung ungewöhnhch grosser 

 Deckgläser nach dieser oder jener Richtung gehindert sein könnte. 

 Um den inneren Raum der Kammer mit Wasserdunst dauernd zu 

 erfüllen genügt es, vor dem Anfang der Beobachtung einen doppelten 

 Streifen Fliesspapier mit destillirtem Wasser benetzt der inneren 

 Oberfläche des Lanipencyhnders anzulegen, welchem man jedoch pas- 

 send nur die Länge von Dreiviertel des Umkreises giebt, um ein 

 Viertel der Glaswand zum ungehniderten Eüiblick in die feuchte 

 Kammer frei zu behalten. Durch ein Beschlagen der unteren Ob- 

 jectivlinse mit Wasserdampf, welches man erwarten könnte, bin ich 

 bei Beobachtungen mit starken Vergrösserungen und bei Anwendung 

 eines Deckglases nie gestört worden. Durch die Anwendung der 

 feuchten Kammer wird nebenbei jeder die Temperatur des Objectes 

 möglicher Weise beeinflussende Luftzug abgehalten, und empflehlt 

 sich die Einrichtung demnach auch als trockne Kammer, für den 

 Fall es sich um Beobachtung trockner Objecte bei bestimmten Tem- 

 peraturgraden handelte. 



Nach dem oben Angeführten wird der Tisch des Mikroskopes 

 durch den neuen Apparat um etwa 1 Cm. erhöht, folglich die Ent- 

 fernung zwischen Spiegel und Object um ebensoviel vergrössert. Da 

 diese Entfernung, wie die einfachsten Controllversuche lehren, nicht 

 gleichgültig für die Helligkeit und Klarheit des mikroskopischen 



1) Virchow's Archiv etc. Bd. XXVIII, 1863, p. 162. 



