Ein heizbarer Ohjepttisch. S 



rührung des in der Mittc^ unter dem Tisch angel)racliten Thermo- 

 meterkastens mit dem unter(ni 01)jecttisch verhindert wird. Das 

 Thermometer besteht aus einem spiralgewundenen, die Blendungs- 

 ötfnung umkreisenden Quecksilberbehälter von zwei vollständigen Spi- 

 raltouren, aus welchem sich die ThermometerrcUire nach vorn erhebt, 

 um an eine aus starkem Messing gearbeitete, durch Schrauben an 

 den Tisch befestigte Skala (c) zu gelangen, deren vorderer Seite 

 sie anliegt. Die Skala steht schief nach vorn und aufwärts, so dass 

 der Stand des Quecksilbers während der mikroskopischen Beobach- 

 tungen leicht abgelesen werden kann, und ist in ganze Grade nach 

 Celsius getheilt. Die Quecksilberspirale muss der unteren Fläche 

 des messingnen Tisches womöglich mit einer abgeplatteten Fläche 

 genau anliegen, um deren Temperatur schnell aufzunehmen, und ist 

 in einen niedrigen Kasten von Messingblech eingeschlossen, welcher 

 eine Verletzung derselben hindert, vor Abkiihlung bewahrt, und in- 

 dem er die Temperatur des Objecttisches annimmt, das Thermometer 

 auch von unten her erwärmt. In die Mitte des Kästchens ist eine 

 conisch ausgedrehte, innen geschwärzte Blendung eingesetzt etwa 

 von den Dimensionen der Hartnack'schen Cylinderl)lendungen. 



Zur Befestigung des heizbaren Tisches kann man sich der an 

 den Hartnack' und Zeis'schen Mikroskopen im Objecttisch ange- 

 brachten, zur Aufnahme der selten gebrauchten Messingklemmen be- 

 stimmten beiden Oeffnungen bedienen. Entsprechend der Entfernung 

 der-selben von einander und mit genauester Berücksichtigung der Cen- 

 trirung der Blendungsöffnung lässt man in den heizbaren Tisch ein 

 Paar in die gedachten Löcher passender Stäbe einschrauben. Oder 

 man benutzt Klemmschrauben, wie sie Herr Geissler dem Appa- 

 rat beigiebt, um den Tisch in der Gegend von ee an den Object- 

 tisch anzuschrauben. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

 die auf die obere Seite des Tisches übergreifenden Blätter der Klemm- 

 schrauben bei Verschiebung der Objectträger sehr hinderlich werden 

 können, desshalb passend in Ausschnitte der Messingplatte eingelassen 

 werden. Natürlich muss der Objecttisch des Mikroskopes so breit 

 sein, dass der heizbare Tisch mittelst der Holzleisten a a auf ihm 

 ruhen könne. Die Entfernung dieser letzteren von einander beträgt 

 circa 6 Cm., so dass ein C^ — 7 Cm. l)reiter Objecttisch wie die Hart- 

 nack' und die grösseren wie mittleren Zeis'schen Instrumente ihn 

 haben, keine Hindernisse der Befestigung bietet. 



Die Beobachtung feuchter Objecte bei erhöhter Temperatur 



