2 M. Schultzo , 



Ansprüchen gegenüber den zu verwendenden Apparaten war, lehren 

 die bezüghchen Angaben und die neuesten Handbücher der Mikros- 

 kopie 0- In keinem P'alle war auch nur auf eine ungefähre Be- 

 stimmung des Temperaturgrades durch Thermometer Rücksicht ge- 

 nommen. Ohne eine solche war aber jeder Erwärmungsapparat für 

 unsere Zwecke so gut wie unbrauchbar. 



Der heizbare Objecttisch, welchen ich von dem Mechaniker Herrn 

 Geissler hierselbst anfertigen liess, und welcher sich als ein sehr 

 wichtiges Hülfsmittel bei vielen Untersuchungen bewährt hat, ist 

 dazu bestimmt, auf den gewöhnlichen Objecttisch eines Mikroskopes 

 aufgesetzt zu werden, den er etwa um 1 Centimeter erhöht (vergl. 

 Taf. I, Fig. 1, wo derselbe von unten in halber natürlicher Grösse 

 abgebildet ist). Derselbe besteht aus einer ungefähr hufeisenförmigen 

 Messingplatte von 1 — 2 Millimeter Dicke. Der mittlere Theil hat 

 die Ausdehnung und Form eines recht grossen gewöhnlichen Object- 

 tisches und verlängert sich nach beiden Seiten in 3 Cm. breite Arme, 

 welche nach kurzem Verlaufe in rechtem Winkel nach vorn um- 

 biegen und von da an noch eine Länge von 17—20 Cm. besitzen. 

 Unter ihnen brennen ])ehufs der Erwärmung des Objecttisches Spiri- 

 tuslampen. Die Länge der Arme ist so gewählt, dass bei Erhitzung 

 ihrer Enden durch kleine Flammen die Mitte des Objecttisches 

 ungefähr Körperwärme, also 35—40" C. annimmt. Diese Mitte ist 

 von kleiner Blendungsöffnung durchbohrt, welche bei der Befestigung 

 des heizbaren Objecttisches jedesmal genau zu centriren ist. An die 

 untere Seite des Tisches sind seitlich zwei von vorn nach hinten lau- 

 fende viereckig prismatische Holzleisten (a a) befestigt, mittelst deren 

 er auf dem eigentlichen Objecttisch des Mikroskopes ruht und durch 

 welche eine Mittheilung der Wärme an letzteren, zugleich eine Be- 



1) Man vergl. ii. A. Karting, das Mikroskop, deutsch von Theile, 

 1859, p.429. Schacht, das Mikroskop, 3. Anfl. 1862, p. 79. Beale, how 

 to work with the microscope, 3 edit. 18G5, p. 129, Taf XXXV, Fig. 158. Frey 

 übergeht in seinem schätzbaren Buche über das Mikroskop, Leipzig 1863, die 

 künstliche Erwärmung gänzlich mit Stillschweigen. Chevalier's pyroche- 

 mischer Apparat, dessen Karting a.a.O. Erwähnung tlmt, ist nur an dem 

 Universalmikroskop von Chevalier anwendbar, welches so gestellt werden 

 kann, dass der Tubus und die Objectivlinsen unter den Objecttisch zu ste- 

 hen kommen. Er findet sich abgebildet bei Chevalier, Des microscopes 

 et de leur usage, Paris 1839, PI. 4, fig. 3 l)is und bei Jul. Vogel Anleitung 

 z. Gebrauche des Mikroskopes und der zoochemischen Analyse, Leipzig 1841, 

 Taf. K, Fig. 6. 



