Hugo von Mo hl, 



kleinsten, vom Auge noch erkennbaren Theile bestimmen lässt, ver- 

 stösst die in Deutsehland am gewöhnlichsten angewendete Messungs- 

 methode, die Anbringung eines Glasmikrometers im Oculare in 

 hohem Grade. Das Auge erkennt Grössen, welche wohl zehnmal 

 kleiner als die Abtheilungen der durch den Mikrometer gebildeten 

 Scale sind, ohne dass man diesem Uebelstande durch Anwendung 

 eines feiner getheilten Mikrometers entgehen könnte , indem der 

 letztere nur durch die schwach vergrössernde Ocularlinse gesehen 

 wird und desshalb wohl nicht mehr als 50 Striche auf die Linie 

 erhalten kann, wenn es möglich sein soll, die letzteren deutlich zu 

 unterscheiden und wenn nicht das Bild des Objectes, dessen Deutlich- 

 keit immer unter dem Einflüsse des Glasmikrometers noth leidet, 

 durch denselben gar zu undeutlich werden soll. Eine bis auf Bruch- 

 theile einer tausendstel Linie gehende Bestimmung der Grösse eines 

 mikroskopischen Körpers ist daher durch einen ins Ocular eingelegten 

 Mikrometer ebenso unmöglich, als man im Stande wäre mittelst 

 eines in Zolle, aber nicht mehr in Linien eingetheilten Maassstabes 

 die Grösse eines Menschen auf erträgliche Weise zu bestimmen. 



Ueberdies leidet der ins Ocular eingelegte Glasmikrometer an 

 dem schweren Gebrechen, dass seine Abtheilungen für die verschie- 

 denen Theile des mikroskopischen Bildes nicht den gleichen Werth 

 besitzen, weil das letztere in seinen vom . Mittelpunkte des Gesichts- 

 feldes entfernten T heilen eine mehr oder weniger bedeutende Ver- 

 zerrung erleidet. Eine viel grössere Sicherheit als bis zu ^"' oder 

 höchstens 20W" ^'ii'<^^ ^^^^^^ daher schwerlich mit dieser Messungs- 

 methode erreichen; dagegen ist dieselbe leicht und bequem, wo nur 

 eine geringere Sicherheit verlangt wird. 



Weit günstiger stellt sich das Verhältniss bei dem Schrauben- 

 mikrometer, wenn dieser gut gearbeitet ist. Dieser war in der 

 Form, in welcher er von Fraunhofer eingeführt wurde, bei 

 welcher bekanntlich das Object unter dem feststehenden Mikroskope 

 durch die Mikrometerschraube um seine eigene Grösse verschoben 

 wird, als ein in hohem Grade vollendetes Instrument zu betrachten, 

 weil er gleichmässig die Messung grösserer und kleinerer Objecte 

 gestattet, bei Anwendung der verschiedenen Vergrösserungen des 

 Mikroskops das gleiche, durch eine sehr einfache Rechnung zu er- 

 mittelnde Resultat liefert, vorzugsweise aber desshalb, weil bei seiner 

 Anwendung das Sehen genau in der optischen Achse des Mikroskops 

 stattfindet und daher jeder Fehler, welcher in einer durch das 



