üeber eine neue Einrichtung des Schraubenmikrometers. 81 



Objectiv und Ocular verursachten Verzerrung des Bildes begründet 

 sein kann, vollständig beseitigt ist, ein Vortheil den keine andere 

 Messungsniethode mit gleicher Sicherheit gewährt. Die Angaben 

 des Instrumentes gingen endlich zur Zeit seiner Einführung viel 

 weiter, als die damaligen Leistungen der Mikroskope, indem dasselbe 

 die Messung bis auf jo^'" gestattet, während durch die Fraun- 

 hofer 'sehen Mikroskope die Linien eines in ■^^■^^'" getheilten Mikro- 

 meters nicht mehr unterschieden werden können. Diese Vorzüge 

 des Schraubenmikrometers sind so entschieden, dass es auch noch 

 jetzt in allen Fällen, in welchen es nicht auf die äusserste Genauig- 

 keit ankommt, kein anderes irgend mit ihm in Vergleichung kommendes 

 miki'oskopisches Messinstrument giebt. 



Nun ist allerdings zuzugeben, dass beim Messen mittelst dieses 

 Instrumentes die Genauigkeit nicht erreicht wird, welche man aus 

 seiner Construction abzuleiten geneigt sein könnte. Da über die 

 Ursachen der Fehler, mit welchen diese Messungen behaftet sind, 

 manche Ansichten ausgesprochen wurden, welche ich nicht für richtig 

 erachten kann und da mein unten zu beschreibender Mikrometer 

 ebenfalls mit einer Schraube versehen ist, und desshalb, wenn auch 

 in vermindertem Grade, an den gleichen Gebrechen leidet, so erlaube 

 ich mir einige Bemerkungen über die Ursache dieser Fehler zu machen. 



Man sucht gewöhnlich den Hauptgrund derselben in der man- 

 gelhaften Ausführung der Mikrometerschraube , von welcher z. B. 

 Karting (das Miskroskop. 511) annimmt, dass sie gar leicht mit 

 Fehlern behaftet sein könne, welche y^^ und mehr vom wahren 

 Werthe der Schraubenumgänge betragen. Sollte, was mir nicht klar 

 wurde, hierunter verstanden sein, dass die vom Mechaniker gemachte 

 Angabe, da s der Schraubenumgang einer gewissen Grösse z. B. Jq'" 

 entspreche, nicht genau sei, so kann ich nicht einsehen, wie man 

 hieraus einen den Schraubenmikrometer, als Messinstrument, treffen- 

 den Fehler ableiten wollte, das wäre ebensowenig der Fall, als es 

 ein Fehler einer astronomischen Uhr ist, wenn sie zu schnell oder 

 zu langsam geht, vorausgesetzt dass ihr Gang gleichförmig ist. 

 Ebenso ist es völlig gleichgültig, welche Grösse der Umgang einer 

 Mikrometerschraube besitzt, vorausgesetzt dass die verschiedenen 

 Umgänge gleiche Grösse haben. Einen Fehler würde nur der 

 Beobachter begehen, der sich auf die vom Mechaniker angegebene 

 Grösse des Schraubenumganges verlassen würde, ohne sie zu contro- 

 liren. Sollte aber jener Einwand sagen wollen, dass die Schrauben- 



M. Schul tze, Archiv f. luikrosk. Anatomie. I. Bd. 6 



