Ueber eine neue Eiuriclitunpf des Schraubenmikromotors. 83 



stören kann. Die Scliraulie dreht sich zwar in ihi-eni hinteren, 

 cylindrisch abgedrehten Theile in einem festen Lager, allein ihr 

 vorderes am Schieber anliegendes Ende ist in seiner Stelhing nicht 

 fixirt, unter diesen Umständen kann die Schraube durch einen 

 seitlichen, auf ihren mit dem getheilten Kreise fest verbundenen 

 Kopf ausgeübten Druck, welchen man ganz unwillkührlich beim 

 Drehen der Schraube ausüben kann, in ihrer Mutter, in welcher der 

 mittlere Theil der Schraube liegt, seitwärts verschoben werden, wo- 

 durch ihr Gang eine Störung erleiden muss. Ein schwacher seitlicher 

 Stoss auf den Schraubenkopf hat diese üble Folge in einem sehr 

 deutlichen Grade, ein Druck muss ihn also wohl auch, wenn gleich 

 in minderem Grade haben, und dafür dass man einen solchen Druck 

 beim Gebrauche des Mikrometers leicht ausübt, werde ich weiter 

 unten den Beweis bringen. 



Ein anderer Einwurf, welcher aber den Schraubemnikrometer 

 nicht selbst, sondern nur seine Anbringung an einem zu schwach 

 gearbeiteten, oder fehlerhaft construirten Stative triftf. ist ebenfalls 

 gegründet. Ein solches federt nämlich sehr leicht unter dem bei 

 dem Drehen der Schraube ausgeübten Drucke. Die hierdurch er- 

 zeugten Fehler sind freilich im allgemeinen gering, sie müssen aber 

 einen Eintluss auf das Resultat der Messung haben und es wird von 

 den meisten Mechanikern auf diesen Punkt bei dem Bau ihrer 

 Stative zu wenig Rücksicht genommen, von einzelnen sogar in hohem 

 Grade gegen denselben gesündigt, haben doch einige den Schrauben- 

 mikrometer auf einem Objecttische angebracht, welcher nicht einmal 

 an der Säule des Mikroskops festgeschraubt, sondern zum Behufe 

 der Einstellung verschiebbar ist. 



Endlich habe ich noch einen Uebelstand zu erwähnen, welcher 

 ebenfalls nicht in der Construction des Schraubenmikrometers begründet 

 ist, sondern durch nachlässige Behandlung desselben hervorgerufen 

 werden kann und welcher im Stande ist zu gar nicht unbeträchtlichen 

 Fehlern Veranlassung zu geben. Wenn nämlich das Fett, mit 

 welchem die Schraube und der Schieber eingeschmiert sind, mit der 

 Zeit zäh wird, so werden in Folge der hierdurch erschwerten Bewe- 

 gung des Schiebers Spannungen im Instrumente hervorgerufen, welche 

 sich zwar vermöge der Elasticität seüier Theile wieder ausgleichen, 

 aber erst nachdem die Einstellung, welche unter solchen Umständen 

 immer fehlerhaft ausfallen muss, geschehen ist. Man überzeugt sich 

 hiervon leicht, wenn man den Spinnenfaden des Oculars auf den 



