Ueber eine neue Einrichtung des Scliranbenmikronieters. 85 



durch die Abnahme der Schärfe seiner Umrisse verloren geht. 

 Dennoch lässt sich leicht zeigen, dass mit der Stärke der Vergrösse- 

 ruug die Möglichkeit genau zu messen in hohem Grade zunimmt. 

 Benützt man z. B. einen mit schön gezogenen Linien versehenen 

 Glasmikrometer als Object, so erscheinen die Linien desselben, wenn 

 sie etwa ■^"' breit sind, unter einer schwächeren, etwa lOOfachen 

 Vergrösserung als einfache schwarze Striche, dagegen unter einer 

 etwa 400fachen Vergrösserung als ein schmales, von zwei zarten 

 Parallellinien begrenztes Band. Bei dem Gebrauche der schwächeren 

 Vergrösserung muss man auf den Strich als Ganzes einstellen und 

 wird ganz zufrieden sein müssen, wenn die einzelnen Einstellungen 

 bis auf die ganze Breite des Striches übereinstimmen, wogegen eine 

 starke Vergrösserung erlaubt, auf den Rand der Striche einzustellen 

 und damit eine bedeutend grössere Genauigkeit zu erlangen. Das 

 alles liegt so sehr in der Natur der Sache und findet seine Anwen- 

 dung nicht nur beim Gebrauche des Schraubenmikrometers, sondern 

 bei jeder mikroskopischen Messung, dass ich es für vollkommen über- 

 flüssig gehalten hätte, diesen Umstand zu berühren, wenn ich nicht 

 zu meiner Verwunderung in einigen mit Recht berühmten Werken 

 über das Mikroskop die Ansicht gefunden hätte, dass beim Gebrauche 

 des Fraunhofer 'sehen Schraubenmikrometers «alle begangenen 

 Fehler, mögen sie beim Einstellen des Objectrandes am Faden vor- 

 gekommen sein oder in der Schraube selbst liegen, in gleichem 

 Maasse wie die angewendete Vergrösserung wachsen.« (Harting, 

 Het microskoop. IL 307. Das Mikroskop, 513. Carp enter, the 

 microscope and its revelations. 3 edit. p. 110.) Soll hiermit ausge- 

 sprochen sein, dass in der Steigerung der Vergrösserung eine Fehler- 

 quelle liege, und einen anderen Sinn kann ich in den angeführten 

 Stellen nicht finden, indem der bezeichnete Umstand als ein Grund 

 für die Unsicherheit der mit dem Schraubenmikrometer ausgeführten 

 Messungen aufgeführt wird, so liegt dieser Meinung, dass mit der 

 Vergrösserung die Fehler wachsen, ein Irrthum zu Grunde, welcher 

 auf eine unklare Vorstellung von dem Verhältnisse des Mikroskops 

 zum Schraubenmikrometer hinweist. Die Messung mittelst des letz- 

 teren beruht darauf, dass das zu messende Object mittelst der Schraube 

 quer unter dem Mikroskope um seine eigene Grösse verschoben 

 wird, zu welcher Verschiebung ganz unabhängig von jeder Vergrös- 

 serung die Vorwärtsbewegung eines mit dem Objecte gleich grossen 

 Theiles der Schraube verwendet wird, mag dieser Theil der Schraube 



