Uel)er eine neue Einrichtmig dos Schriiul)euniikrometers. 91 



liartielleii Messungen addirt wurden. Nun kann man allerdings die 

 Abweichungen, welche die Vergrösserung in den verschiedenen Theilen 

 des Gesichtsfeldes besitzt, messen und in Rechnung bringen, allein 

 es wird dadurch die Berechnung einer jeden Beobachtung weitläutig 

 und zuletzt das llesultat doch unsicher. 



Um diesem Fehler zu entgehen messe ich die Grösse des durch 

 das Objectiv entworfenen Bildes nicht unter dem feststehenden Oculare 

 durch Bewegung des Spinnenfadens, sondern führe das Ocular mit dem 

 Fadenkreuze mittelst der Mikrometerschraube quer über das Bild weg. 

 Hierbei wird also das Bild nur durch die Achse des Oculars betrachtet, 

 und es kann eine die Sicherheit der Messung beeinträchtigende Ver- 

 zerrung des Bildes durcli das Ocular ebensowenig wie beim Frauen - 

 hofe raschen Mikrometer stattfinden. 



Eine zweite Aussetzung , die am englischen Ocularmikrometer 

 zu machen ist, betrifft nicht das Princip, auf dem er beruht, sondern 

 seine Anbringung an einem gewöhnlichen Mikroskope. Das letztere 

 gewährt keine hinreichende Stabilität ; zur sicheren Messung so kleiner 

 Grössen, zu welchen das Ocularmikrometer an und für sich tauglich 

 ist, bedarf es einer weit grösseren Festigkeit des Instrumentes, als 

 bei der gewöhnlichen Construction des Mikroskopes zu erreichen ist. 



Wenige Worte werden genügen, um von der mechanischen Ein- 

 richtung meines Mikrometers eine Vorstellung zu geben. Die Grund- 

 lage des Stativs bildet eine starke (1, 5 Zoll dicke), nach oben zu 

 schwach verjüngte Säule, welche am oberen Ende eine 3'" dicke, 

 horizontal abstehende, in der Mitte mit einer Oeffnung versehene 

 Platte trägt. In diese Oeffnung ist von unten her die Mikroskop- 

 röhre eingeschraubt (also unbeweglich), über derselben ist ein Fraun- 

 hofer 'scher Schraubenmikrometer angeschraubt, welcher jedoch in 

 stärkeren Dimensionen als gewöhnlich ausgeführt ist. Die Schraube 

 desselben hat Umgänge von der Grösse von etwa ^"', ihr hinteres 

 Ende läuft um die Abnützung möglichst zu verhindern in einem 

 Lager von Agat, ebenso ist in den Theil des durch die Schraube zu 

 bewegenden Schiebers, auf welchen das vordere Ende der Schraube 

 drückt, ein Agat eingelassen. Auf dem Mikrometer befindet sich das 

 durch denselben zu bewegende Ocular (ein orthoskopisches von 

 Kellner) in eine kurze Röhre eingesteckt. Diese Ocularröhre ist 

 jedoch nicht unmittelbar auf dem durch die Mikrometerschraube be- 

 weglichen Schieber des Mikrometers befestigt, sondern auf einem 

 zweiten Schieber, welcher sich auf der oberen Seite des ersten, parallel 



