92 H u g o V o n M h i , 



mit seiner Mittellinie, folglich auch parallel mit der Mikrometer- 

 schraiibe, zwischen schwalbenschwanzförmigen Leisten durch eine be- 

 sondere, mit steil ansteigenden Windungen versehenen Schraube ver- 

 schieben lässt. Ojecttisch und Lichtcondensationsapparat sind getrennt 

 vom Mikroskope an einer Metallstange befestigt, welche mittelst 

 zweier kurzer Arme an der Säule des Stativs, parallel mit deren 

 Achse festgeschraubt ist. Die grobe, durch einen Trieb vermittelte 

 Bewegung ist an dieser Stange, die feine am Objecttische angebracht. 

 Wie aus dem Gesagten erhellt, ist das Ocular sowohl durch 

 die Mikrometerschraube und den mittelst dieser zu bewegenden 

 wesentlich zum Messapparat gehörenden Schieber, als auch durch 

 einen zweiten Schieber (welchen ich Ocularschieber nennen will, und 

 welcher sich auf dem ei'steren hin und herbewegen lässt) in horizon- 

 taler Kichtung über der Mikroskopröhre und damit über dem durch 

 das Objectiv entworfenen, feststehenden Bilde verschiebbar. Da das 

 Ocular auf diese Weise keine feste Stellung und bestimmte Beziehung 

 zur ^likroskopachse und zu dem in derselben liegenden Mittelpunkte 

 des mikroskopischen Bildes besitzt und da es doch zum Behufe des 

 genauen Sehens und noch mehr zum Behufe einer mittelst des Instru- 

 mentes vorzunehmenden Messung nöthig ist, das Ocidar rasch und 

 genau in die Mikroskopachse stellen zu können, so war zunächst 

 eine bestimmte Stellung des durch die Mikrometerschraube zu bewe- 

 genden, bei den Messungen in Thätigkeit tretenden Schiebers, als 

 des auf diesem beweglichen Ocularschiebers auszumitteln. bei welcher 

 die Achse des Oculars mit der Achse der Mikroskopröhre zusammen- 

 fällt. Zu diesem Behufe setzte ich drei Blendungen, welche in ihrem 

 Centrum eine Oeftnung von der Grösse eines Nadelstiches hatten, in 

 das Mikroskop ein, die eine an die Stelle des Objectives, die zweite 

 in die Mitte der Mikroskopröhre, die dritte unmittelbar unter das 

 Ocular. Auf diese Weise konnte nur in der Achse der Mikroskop- 

 röhre ein schmaler Lichtstrahl zum Oculare gelangen und es war, 

 um das Ocular genau in die Achse zu stellen , nur nöthig dasselbe 

 so weit zu verschieben, bis sein Fadenkreuz die kleine Lichtscheibe, 

 die durch die Blendungen fiel, in \ier gleichgTosse Quadranten theilte. 

 Nun wurde der Stand der Mikrometerschraube abgelesen und quer 

 über den Ocularschieber und eine der Leisten, in denen er sich ver- 

 schiebt, eine Linie eingeschnitten, welche als Index für die Stellung 

 dieses Schiebers dient. Auf diese Weise kann das Ocular jeder 

 Zeit schnell in die Mikroskopaclise dadurch gestellt werden, dass die 



