Preis -Courant 



des 



optischen Instituts 



]!^X<>nei' &: lEmniei'ielr 

 in Grie!Sii»eii. 



Mikroskop No. 1. Grobe Einstelliiug- durch Tiibusverscbiebung. feine durch 

 Mikrometer schraube. Spiegel für schiefe Beleuchtung. Okular IL Sy- 

 stem la und III. Vergrösserung 70 — 300 Thlr. 24. 



Mikroskop No. 2. Grobe Einstellung durch Tubus feine durch Mikrometer- 

 schraube, Spiegel für schiefe Beleuchtung. Okular I und II. System 

 I b und III. Vergrösserung von 40—300 Thlr. 30. 



Mikroskop No. 3. Grobe Einstellung durch Trieb, feine durch Mikrometer- 

 schraube. Spiegel für schiefe Beleuchtung. Okular I. II, III. System 

 I, II, III. Vergrösserung von 40 — 600 Thlr. 45. 



Mikroskop No. 4. Grobe Einstellung durch Trieb, feine durch Mikrometer- 

 schraube. Polarisationsapparat. Okularmikrometer. Spiegel für schiefe 

 Beleuchtung. Bewegung des Instruments um die optische Axe. Okular 

 orthoscopisch I, 11, III und IV. System I, II. III. IV. Vergrösserung 

 von 40—1400 Thlr. 114. 



Demonsfrationsmikroskop mit horizontaler Stellung und künstlicher Beleuch- 

 tung. Okular II. System II Thlr. i8. 



Mikrophotographenapparat. Stellung horizontal und vertikal. Beleuchtung 

 je nach Beschaftenheit des Objects durch Plan-Spiegel, Plan - Spiegel 

 und Beleuchtungslinse, oder Concav- Spiegel und Beleuchtungslinse. 

 Okular I und II. System III .. Thlr 36. 



Bemonstrations - Sonnen- Mikroskop für Schulen, mit 1 Okular und 1 System. 



Thlr. 22. 



Sämmtliche Vergrösserungen sind mit einer Rohrlänge 

 von 180 Mm. gemessen. 



