Ueber gute und billige Mikroskope. 447 



Gewicht zu legen ist. seiner bei feinen histologischen Untersuchungen 

 Tage lang bedient. Definitions- und Penetrationsvermögen sind gleich 

 gut. Die Leistung an der N o b e r t'chen Probeplatte bei centrischer 

 Beleuchtung hat kürzlich der Herausgeber dieses Archivs in einem 

 Aufsatze (8. 307) mitgetheilt. 



Von stärkereu mit Correktionsapparat für die verschiedene 

 Dicke der Deckgläschen versehenen Systemen des Merz'schen Insti- 

 tuts ist mir eins (Vis") durch die Hände gegangen, welches grosses 

 Lob verdiente. Ein ganz neues, sehr starkes, mit der Brennweite 

 von V24 Zoll lieferte M. Schnitze an Noberts Platte ein glän- 

 zendes Resultat. Ich kenne es zur Zeit noch nicht. 



Um auf das empfohlene Instrument zurück zu kommen, so ha- 

 ben die Herren Merz neuerlich den Spiegel senkrecht verstellbar 

 an jenem vierkantigen Träger angebracht und wie ich glaube auch 

 jenem eine doppelte Fläche gegeben. Der Preis erhöht sich um die 

 obengenannten 3 fl. 



An die Merz'schen Instrumente möchte ich ein kleineres Mi- 

 kroskop von C. Zeiss in Jena anreihen, das nämliche, dessen Stativ 

 in der zweiten Auflage meines Mikroskops als Fig. 22 abgebildet ist. 



Dasselbe ist ein etwas hohes und schlankes Hufeisengestell, 

 dessen Röhre in der Hülse auf- und abgeschoben werden kann, wäh- 

 rend die feinere Bewegung ebenfalls einer Mikrometerschraube über- 

 wiesen ist. Ein breiter vierkantiger Objekttisch trägt eine nach 

 aufwärts convexe, nach unten concave Drehscheibe mit vier Löchern. 

 Der Spiegel besitzt eine ebene und concave Fläche und ist durch 

 komplizirte Gelenke in freiester Weise beweglich, so dass er über 

 den Rand des Tisches hinaus in schiefer Stellung vorgeschoben wer- 

 den kann. Das ganze Gestell' ist mit einer sehr guten Arbeit ver- 

 sehen und ein höchst zweckmässiges zu nennen. 



Zwei Linsensysteme A und D bezeichnet und 3 Okulare bilden 

 die optische Ausstattung. System A kann gebrochen und ganz ver- 

 wendet werden und giebt in ersterem Zustand mit den schwächeren 

 Okularen 2 und 3 Vergrösserungen von 30 und 45, mit vollen Linsen 

 von 75 und 115. System D mit den Okularen 2, 3 und 4 gewährt 

 Vergrösserungen von 250, 450 und 740. 



Auch dieses Instrument, von welchem ich ein Exemplar sah 

 und längere Zeit bei meinen Arbeiten prüfend benutzte, ist ein sehr 

 gutes, aller Empfehlung würdiges. Der Besitzer eines solchen wird 

 den Ankauf nicht bereuen und keiner weiteren optischen Apparate 



