448 H. Frey, 



mehr bedürfen, wenn er sich nicht an eine der subtilsten Textur- 

 fragen wagen sollte. Der Preis beträgt allerdings etwas mehr als 

 die obengenannte Ankaufssumme, nämlich 45 Thaler. Den Mecha- 

 nismus würde ich bei Zeiss vorziehen, den optischen Theil aber 

 bei Merz, obgleich der Unterschied in letzterem nur ein geringer. 



In England wo der Gebrauch und die Benutzung des Mikroskops 

 weit mehr in die gebildeteren Schichten des Publikums eingedrungen 

 ist, als bei uns in Deutschland, hat man vielfach das Bedürfniss 

 nach billigen Mikroskopen neben den theuersten jener grossen Firmen 

 gefühlt und auch jenes Bedürfniss zu erfüllen verstanden. 



So giebt es dort Instrumente zu dem für englische Lebensver- 

 hältnisse höchst unbedeutenden Preise von 5 Pfund Sterling, welche 

 das Möglichste leisten und wenn auch für wissenschaftliche Arbeiten 

 nicht als vorzügliche, doch als genügende zu erklären sind. Ich 

 kenne aus eigener Anschauung und zum Theil längerem Gebrauche 

 zwei derselben, welche ich einmal denjenigen empfehlen kann, welche 

 weniger zu eigenen Forschungen als zur Kontrole, zur ärztlichen 

 Diagnostik, zur Unterhaltung ein Mikroskop erwerben wollen, dann 

 aber Lehrern an Universitätsanstalten, an Schulen etc. 



Das eine ist Pillischer'sLivre 5 Prize Medal Microscope. Von 

 bedeutender, gegen 36 Cm. betragender Höhe, mit einem zu verlän- 

 gernden Rohre versehen, zeigt das Gestell die eigenthümliche aber 

 sehr bequeme Konstruktion englischer Instrumente. Von einer drei- 

 eckigen Messingplatte erheben sich zwei vertikale gleichfalls drei- 

 eckige Träger, zwischen welchen das übrige Stativ mit ßohr, Tisch 

 und Spiegel so aufgehangen ist, dass es in jeder schiefen wie in der 

 horizontalen Richtung stehen bleibt, ohne durch eine Stellschraube 

 einer Fixation zu bedürfen. Der Spiegel ist ein sehr schwach kon- 

 kaver, keiner senkrechten, wohl aber einer allerdings beschränkten 

 Schiefstellung fähig. Der Objecttisch von bedeutender Grösse, 3 Zoll 

 Breite bei 2 Zoll Tiefe, ist von einer grossen Oeffnung durchbrochen, 

 unter welcher (freilich in allzugrossem Abstände) eine von drei 

 Löchern perforirte Drehscheibe spielt. Letztere kann ganz abge- 

 nommen werden. An einer Schraube befestigt befindet sich, wie es 

 schiefe und senkrechte Stellung des Instruments erfordern, ein Ob- 

 jecthalter, welcher an einem Knopfe mit der rechten Hand des Be- 

 obachters hin und hergeschoben werden kann und noch eine Vor- 

 richtung zum Einklemmen des Präparates besitzt. Sehr leicht 

 kann auch er vom Instrument entfernt werden. Noch dient eine 



