Ueber gute und billige Mikroskope. 449 



kleine Oeffnung am Tischrande zum Einstecken einer Beleuchtungs- 

 linse bei opaken Objecten. 



Die Mikroskopröhre sammt dem sie tragenden horizontalen Arm 

 kann an einer vierkantigen Stange durch eine gröbere mit zwei 

 Knöpfen versehene Schraube senkrecht auf und ab bewegt werden. 

 Zum freien Einstellen dient eine Mikrometerschraube von merkwür- 

 dig leichtem Gang. 



Die Röhre ist einer bedeutenden Verlängerung durch Ausziehen 

 fähig. An ihrem unteren Ende wird mit einer federnden Einrichtung 

 versehen das Linsensystem befestigt, so dass es beim unvorsichtigen 

 Aufstossen an die Deckplatte des Präparats nachgiebt und in die 

 Höhe steigt. 



Das Linsensystem mit der nominellen Brennweite von '/4 Zoll ver- 

 sehen, besteht aus drei achromatischen Luisen, von welcher die obere 

 allein oder mit der mittleren verbunden oder mit mittlerer und 

 unterer zusammen als volle Kombination gebraucht werden kann. 



Ein starkes Okular ist allerdings das einzige seines Geschlechtes. 

 Man gewinnt eine schwache, eine mittlere Vergrösserung und eine 

 stärkere, für die meisten histologischen Beobachtungen genügende. 

 Die beiden ersteren sind gut, die letzte nicht übel, obgleich keines- 

 wegs ausgezeichnet zu nennen; sie dürfte stärker sein. 



Ein zweites Okular freilich zu mehreren Thalern im P il li- 

 sch er'schen Catalog brechnet, ist eine werthvolle Zugabe; immer- 

 hin aber ist das Linsensystem ein zu schwaches und dem Okular 

 allzuviel überwiesen. 



Ich habe ein solches Instrument seit längerer Zeit im Gebrauche 

 und bediene mich seiner bei übersichtlichen Beobachtungen und bei 

 Demonstrationen während des Unterrichtes sehr gern. Es hat manche 

 Vorrichtungen, bei welchen man es der Hand des Anfängers unbe- 

 sorgter überlassen kann, als die meisten continentalen. Die Schief- 

 stellung, der gewaltige Tisch sind grosse Vortheile. Der wenig be- 

 wegliche Spiegel giebt immerhin die Möglichkeit, die Felder des 

 Pleurosigma angulatum mit seitlichem Lichte zu erkennen. 



Ein ganz wunderliches Instrument ebenfalls zu 5 Pfund in Lon- 

 don zu kaufen, ist das etwas emphatisch empfohlene sogenannte Uni- 

 versal Microscope von Smith, Beck and Beck. 



Aus einem Ringe von dickem Messingblech erhebt sich eine in 

 ihrem unteren Theile cylindrische, in ihrem oberen mit zwei flachen 

 Seiten versehene Säule. An letzterem Theile hängt das übrige In- 



