460 H. Frey, Ueber p^ute und l)illige Mikroskope. 



strumeut, Röhre, Tisch und der mit senkrechter Stange an letzterem 

 befestigte Spiegel. Letzterer, coucaver, gestattet eine halbe Dreh- 

 bewegung. Das Ganze ist an seinem säulenförmigen Träger einer 

 Schief- und Horizontalstellung fähig, welche aber durch seitliche 

 Verstellung ermöglicht und durch eine Schraube gehalten wird. Zur 

 Bewegung dient eine mit einer Kette arbeitende Schraube und ein 

 an jener herabhängender Hebel erlaubt eine feinere Fokusveränderung. 



Der ansehnliche vierkantige Tisch hat ein sehr weites Loch, 

 in welches die mit einer einzigen Oeffnung versehene Drehscheibe 

 zum Abblenden eingesetzt werden kann. Er trägt seitlich eine Be- 

 leuchtuugslinse für opake Gegenstände und einen mit einem Knopfe 

 verschiebbaren Objecthalter. 



Höchst sonderbar nimmt sich die (nicht ausziehbare) liöhre aus, 

 Sie ist stumpf vierkantig, die Kanten Messing, die Flächen schwarz. 



Zwei Linsensysteme, mit der nominellen Brennweite, von 1 und 

 1/4 Zoll und zwei Okulare bilden die optische Beigabe. 



Man gewinnt so zwei ganz hübsche schwache Vergrösserungeu 

 und zwei stärkere, von welchen die höchste mit einer 220fachen Lei- 

 stung ebenfalls die meisten histologischen Arbeiten gestattet. 



Die Bedeutung dieses Instrumentes ist eine ähnliche wie die der 

 P 11 1 i s c h e r'schen ; doch würde ich letzteres der bequemeren Hand- 

 habung wegen dem in sonderbarer Laune geschaffenen Stativ von 

 Smith, Beck and Beck wohl vorziehen. Mit einigen nothwendigen 

 Abänderungen versehen würde die Nachbildung des P i II i s c h e r'- 

 schen Gestells einem deutschen Optiker sehr zu empfehlen sein. Ich 

 getraute mir ein sehr gutes Stativ mit Leichtigkeit nach diesem 

 Vorbilde zu konstruiren. 



Beide Mikroskope aber zeigen was bei gutem Willen um so ge- 

 ringen Preis in England herzustellen möglich war. Möge man sich 

 auf dem Continente hier und da ein Beispiel daran nehmen ! 



Zürich, 4. Dezember 1865. 



