Ileus en, TTe})cr ein liistrumont für inikroskopisclie rräpurate. 47 



1859 in einem Anfsat/: on tlie Minute Structure of tlie Hepatic 

 Lobules — zwei Sclmeideeinriclitungeu, von • denen die eine dem 

 Mikrotom von Oschatz und Welker im Prinzip gleicht, die an- 

 dere aber für Präparationen und Schnittführung bei stärkereu Ver- 

 grösseruugen berechnet ist. Der Apparat, von dem mehrere Holz- 

 schnitte gegeben sind , ist sehr complicirt und gleicht dem meinen 

 durchaus nicht. Da ich glaube, dass er in einzelnen FäUen wohl 

 zu gebrauchen ist, und da das Original nicht Jedem zur Hand sein 

 dürfte, möchte ich ihn kurz skizziren. Eine der Einrichtungen be- 

 steht in einer, an der Spitze zu einem Haken eingebogenen Nadel, 

 welche in einem runden gleichmässig dicken Metallstab befestigt ist. 

 Dieser wird durch eine seitlich am Mikroskop stehende Hülse ge- 

 schoben, die um eine Vertical- und eine Queraxe drehbar ist. (Die- 

 selbe P)ewegimg würde vielleicht besser durch eine durchbohrte 

 Kugel und Kugelgelenk erreicht.) l^ine kleine Feder drückt die 

 Nadel gegen das Object, so dass man sie in dieser Stellnng stehen 

 lassen kann. Die ganze Einrichtung ist einfach und dürfte bequem 

 sein. Der eigentliche Apparat ist ein auf den Objecttisch zu setzende 

 Platte, deren rundes zum Tragen des Objects vorragendes Mittel- 

 stück durch 3 Puider um seine Axe drehbar gemacht ist. Auf der 

 Platte sind vier Apparate zur Präparation vertheilt. l<]iner davon 

 besteht aus einem kleinen Spatel, der, durch eine Feder niederge- 

 drückt , bestimmt ist das Object zu halten. Die drei anderen sind 

 Nadel- oder Messerträger. Jeder von ihnen wird durch 4 Schrau- 

 ben in der gewünschten Richtung bewegt, Schrauben, deren Ver- 

 hältnisse ohne Abbildung nicht näher anzugeben sind , es genügt 

 aber zu wissen, dass die Hand nicht direct wirken kann, sondern 

 nur durch Drehung der Schrauben. In die Träger werden nach 

 Bedürfniss Messer, Scheereu (Strauss-Durkheimsch-es Mikrotom) oder 

 Nadeln gebracht. Man kann bei geringem Fokalabstand damit 

 arbeiten, am besten wenn die Linse benetzt ist, also mit Stiplinsen. 

 Ich zweide nicht dass dieser Apparat, wenn gut gearbeitet, sehr 

 grosse Genauigkeit der Bewegungen geben muss, auch wäre er ge- 

 wiss zu vereinfachen und also allgemeiner brauchbar zu machen. 

 Ich erwarte dennoch nicht viel von diesem Instrument, weil es 

 meiner Meinung nach dem Stande unserer Wissenschaft vorauseilt; 

 nur in den seltensten Fällen treten Fragen an uns heran, die im 

 Uebrigen allseitig durchforscht, wesentlich und nur durch so zarte be- 

 schränkte Präparation bei 2— SOOmaliger Vergrösserung zu lösen wären 



