Heber ein Instrument für mikroskopische Präparate. 49 



schmalen Platten a. a, welche durch einen Bügel b mit einander 

 fest verbunden sind. Die beiden Platten werden beim Gebrauch je 

 durch eine bewegliche Klemme c, deren Details die Fig. 2 ergiebt, 

 an den Tisch des Mikroskops befestigt. Auf der Platte der rechten 

 Seite findet sich ein Klotz angelöthet, welcher eine Scheide c trägt, 

 die zur Führung der Messerstiels bestimmt ist. Diese Scheide ist 

 Fig. 3 in der Seitenansicht gezeichnet, sie besteht aus zw^ei festen 

 Platten b, und einer beAveglichen i, welche durcli eine Feder d gegen 

 den im Durchschnitt gezeichneten Stiel des Messers f angedrückt 

 wird. Durch zwei Schrauben wird die Stärke des Drucks, mit wel- 

 chem das Messer festgehalten wird, so regulirt, dass eine leichte 

 aber doch unabänderliche Bewegung des Messers erfolgt. Das Messer 

 bleibt losgelassen in jeder Lage stehen, so dass man dann seine 

 rechte Hand frei verwenden kann. 



Auf der linken Seite findet sich über der Platte gleichfalls ein 

 Klotz, welcher jedoch durch Schrauben fixirt und in seiner Höhe 

 über dem Tisch veränderlich ist. Auf diesem Klotz ist eine beweg- 

 liche Hülse angebracht, welche das Ende des Messers enthält. 



Wir haben hier von letzterem abgesehen drei Stücke zu un- 

 terscheiden : 



1) eine kurze feststehende Scheide von 3 Mm. Höhe, welche 

 die Drehuugsaxe trägt, sie ist in der Figur wenig sichtbar. 



2) ein Mittelstück Fig. 4 b. welches eine Führungsstange b 

 trägt. 



3) eine Hülse c die um eine Queraxe drehbar nach rechts und 

 links sich neigen kann. 



An dem Mittelstück ist das Ende des Messers befestigt Fig. 4 d, 

 es durchbohrt dasselbe und ragt mit einem Knopf d aus ihm her- 

 vor. Ein Schieber Fig. 4 e, den man Fig. 5 von vorn sieht, umfasst 

 diesen Knopf und fixirt ihn so, dass das Messer bequem gewechselt 

 werden kann ohne sonst etwas an dem Apparat zu stören. Das 

 Mittelstück, mit dem also das Messer unbeweglich verbunden wird, 

 enthält einen schräg gestellten, schwach gebogenen Schlitz g, durch 

 den eine feste Axe verläuft, es kann sich also drehen, heben und 

 senken. Die Hebung tritt ein w^nn dass Messer auf dem Object- 

 träger schneidet, die Senkung, wenn man es von dem Objectträger 

 entfernt. Eine Spiralfeder f, welche zwischen der beM'eglichen Hülse 

 und dem Mittelstück liegt, sorgt für die prompte Senkung des End- 

 stücks und setzt zugleich der Hebung einen gewissen Widerstand 



M. Schultze, Archiv f. mikiosk. Auatomie. '2. Bd. A 



