136 V. Hensen, 



etwa 9 verschiedene Fabrikate vertreten , die in der Form sehr von 

 einander abwichen. Der Preis betrug im Durchschnitt 20 Thaler. 

 Meistens war nur ein System, bestehend aus 2 oder 3 Doppellinseu 

 vorhanden, wo dann die einzehie Linse für die kleine Vergrösserung 

 diente. Die Vergrösserungen waren sehr verschieden, doch blieben 

 sie meistens unter 200. Ein System hatte beispielsweise: die ein- 

 zelnen Linsen 36, 42 und 50. Zwei Linsen 90, drei Linsen 110 bis 

 120 zur Vergrösserungszahl. Für die Feinstellung diente meistens 

 ein Trieb oder eine MohTsche federnde Platte. Letzterer Apparat, 

 der sich durch die Leichtigkeit seiner Herstellung und seine Dauer- 

 haftigkeit auszeichnet, empfiehlt sich nicht für so kleine Vergrösse- 

 rungen. Bei den meist kleinen Tischen werden nämlich die Excur- 

 siouen, welche eine Schraubendrehung hervorbringt, allzu unbe- 

 deutend. 



Von den 60 Mikroskopen mussten etwa 10 zurückgewiesen 

 werden, und zwar die meisten weil die kleine Vergrösserung die 

 Schuppen nicht löste, bei dreien genügte auch die stärkere Ver- 

 grösserung nicht den Anforderungen. Es zeigte sich, dass solche 

 Mikrokospe selbst die Trichinenkapseln zu undeutlich zeigten, um 

 mit ihnen sicher nach solchen zu suchen. Die übrigen Mikroskope 

 genügten und zeigten zum Theil sehr gute Bilder. Die Objectdistanz 

 war immer ausreichend gross, dagegen war der Durchmesser des 

 Sehfeldes sehr häufig unter der verlangten Grösse, während doch 

 andere noch bei einem Sehfeld von 4 Mm. die gröberen Schuppen 

 lösten. Ueber Chromasie war im Ganzen nicht zu khagen, dagegen 

 war das Bild häufig sehr uneben und verzerrt, bei einzehien Linsen 

 vergrösserte die eine Hälfte der Linse bedeutend stärker wie die 

 andern. Aeltere Mikroskope kamen fast gar nicht vor, da man wohl 

 davon abstand sie einzusenden. Am besten war von den Trichinen- 

 mikroskopen eins von Schröder, welches mit einem System bei 

 90facher Vergrösserung den Anforderungen entsprach. Ausser- 

 dem waren pariser Mikroskope, von G a b o r y in Hamburg geliefert, 

 sehr gut, sowohl im optischen als auch mechanischen Theil; der 

 Tubus ist mit der Hand verstellbar und ausserdem mit Trieb ver- 

 sehen, der etwas schmale Tisch lässt sich zugleich mit dem Mikros- 

 kop horizontal neigen. 



Dieser kurze Bericht wird genügen, einen kleinen Ueberbhck 

 über dies Feld der mikroskopischen Technik zu gestatten. 



