Die neuen Steinheirschen Loupen. 



Herr Dr. Ad. St ein heil (Firma C. A, Stein heil) in Mün- 

 chen hatte die Güte, mir eine Reihe seiner zu Hand- und Präparir- 

 loupen geeigneten Linsen zur Prüfung einzusenden. Da dieselben 

 ein ebenes, un verzerrtes, in und ausser der Axe achromatisches Bild 

 geben und sich dadurch vor anderen Loupen sehr vortheilhaft aus- 

 zeichnen, auch einen sehr grossen Objectabstand zulassen, so bat ich 

 den Verfertiger um eine Notiz über das Princip, nach welchem die- 

 selben construirt seien. Mit sehr dankenswerther Bereitwilligkeit 

 ist Herr Dr. Ad. Steinheil meiner Bitte nachgekommen und ge- 

 stattet mir die Veröffentlichung nachstehender Angaben, welche bis 

 auf die Brechungsindices der angewandten Glassorten, welche natür- 

 lich ein Geheimniss" des Verfertigers bleiben, jeden wünschbaren Auf- 

 schluss gewähren. 



»Umstehende Figur stellt eine der achromatischen Loupen in 

 den richtigen Verhältnissen dar. Die Dimensionen sind: 



Q. - + 13'" . ^ ^p ^ g^,,, (Wahre Brennweite). 



?3 = -13'" ■_ 



^, = -28-}^^ = ^ 

 (Die Piadien sind positiv genommen, wenn sie dem auffallenden 

 Lichte die convexe Seite zuwenden.) Die Combination ist in Bezug 

 auf den optischen Mittelpunkt vollkommen symmetrisch. Eine bicon- 

 vexe Crownglaslinse zwischen zwei Menisken aus Flintglas. Ein 

 aus F'x kommender parallel zur Axe und dieser ganz nahe ein- 

 fallender Strahl ergiebt, trigonometrisch von Fläche zu Fläche ver- 

 folgt, den Brennpunkt Fund den Winkel a'. Da der Abstand dieses 

 Strahles von der Axe F' F'x bekannt ist, findet sich die wahre 



