P r c i s - C II r a u t 



der 



optifrl)cu 3ii)irunmitc bfö m\ €. Urllurr in iDfl)lfti 

 gcgrüiibctni 3uftitntö. 



Nachfolger Fr. Belthle, Optiker & Mechaniker. 



Für 186G. 



n i c r s c (» e. 



:r!)i. ^.ji: 



1. Grosses Microscop. (irobe Einstellung durch Zahn 

 und Trieb und feine desgl. mit Micronieterschraube. — 

 Polarisationsapparat. — Ocularglasmicronieter. — Zei- 

 chenapparat. — Spiegel concav u. plan für schiefe Be- 

 leuchtung. — Bewegung des Instrumentes um die 

 optische Axe. — Ocular orthoscopisch I.. IL, III. u. IV. 

 und System 0.. 1., 2., 3, u. 4. Vergrösserungen von 

 25—1500 120 — 



2a. Mittleres Microscop. Grobe Einstellung durch 

 Zahn und Trieb und feine desgl. mit Micrometerschraube. 

 — Spiegel concav u. plan, für schiefe Beleuchtung. — 

 Ocularglasmicronieter. — Bewegung des Instrumentes 

 um die optische Axe. — Ocular I., II. u. III. System 0., 

 L, 2. u. 3. Vergrösserungen von 25, 35, 50, 75, 110. 



145, 150, 220, 300, 320, 500-700 85 — 



Dasselbe ohne Bewegung um die optische Axe . . 80 — 



2b. Mittleres Microscop. Mechanische Theile wie bei 

 2a. — Ocular L, II. u. III. System 0., 1. u. 3. Ver- 

 grösserungen von 25,35, 50, 75, 110, 145, 320, 500—700 75 — 



3a. Kleines Microscop. Grobe Einstellung durch 

 Tubusverschiebung, feine desgl. durch Micrometer- 

 schraube. — Spiegel für schiefe Beleuchtung. — Ocu- 

 lar I., ll.]}u. III. System 0., 1. u. 3. Vergrösserungen 

 von 25, 35, 50, 75, 110, 145, 320, 500—700 ... 50 — 

 Dasselbe Microscop, mit einem weitereu System 2. 



