3b. 



4a. 



4b. 



4c. 



Vergrösserimgen von 25, 35, 50, 75, 110, 145, 150, 



220, 300, 320, 500—700 



Kleines Microscop. Neues Modell. Grobe Ein- 

 stellung durch Tubusverschiebung und feine desgl. durch 

 Micrometerschraube. — Spiegel für schiefe Beleuchtung. 

 Tisch viereckig, Fuss viereckig. — Ocular I., II. u. III. 

 SYstem 0., 1. u. 3. Vergrösserungen von 25, 35, 50, 

 75, 110, 145, 320, 500—700 



(iO — 



50 



D ass e Ib e Microscop mit Bewegung um die optische 



Axe 55 — 



Kleinstes Microscop. Grobe Einstellung durch 

 Tubusverschiebung und feine desgl. durch Micrometer- 

 schraube am Tisch (nach Mohl). — Spiegel für schiefe 

 Beleuchtung. — Ocular I. u. II. System 0.. 1. u. 3. 

 Vergrösserungen von 25, 35, (!0. 100, 300 — 500 . . 35 — 

 Dasselbe Microscop mit einem weiteren System 2. 

 Vergrösserungen von 25, 35, 60, 100, 140, 220, 300—500 45 — 

 Kleinstes Microscop. Grobe Einstellung durch 

 Tubusverschiebung und fejne desgl. durch Micrometer- 

 schraube am Tisch (nach Mohl). — Spiegel für auffal- 

 lendes Licht. Ocular I. u. IL System l.u. 3. Ver- 

 grösserungen von 60, 100, 300—500 25 — 



Microscop zur Untersuchung des Fleisches nach Tri- 

 chinen. — 2 Oculare und 1 System. Vergrösserungen 

 von 40—90 ' . 18 — 



Siehe Leuckart's Schrift zweite Auflage Untersuchun- 

 gen über Trichina spiralis 1866. Seite 109. 

 5. Microscop. Bestimmt zur phothographischeu Auf- 

 nahme microscopischer Objecte, nach Gerlach. System 



3 und Ocular L, IL u. IIL 40 — 



Dasselbe Microscop ohne Beigabe der optischen 



Theile 20 - 



Die Microscope 1 — 3 können auf Verlangen zum 

 Undegen, ebenso mit Hufeisenfuss eingerichtet werden. 



Die Vergrösserungen obiger Microscope betragen auf 8 Zoll 

 Sehweite bezogen, in Mittelzahlen: 



System 5. j 500 ! 700 ' 1400 



1800 



1890 0,4 



