386 Dr. A. Smirnow: 



Als Prinzip der Einrichtung des Mikrostats diente der geo- 

 metrische Satz, dass jeder Punkt der Oberfläche durch seine Ent- 

 fernung von zwei beständigen Punkten oder Linien, die in der- 

 selben Fläche liegen, bestimmt wird. 



Die Einrichtung besteht in Folgendem (siehe die Zeichnung): 

 Ä stellt einen Rahmen dar, in den das Objectglas mit dem mikros- 

 kopischen Präparate eingeschoben und immer in einer und der- 

 selben Lage durch die Feder X erhalten wird. Bevor man das 

 Glas einschiebt, wird die Feder X an den vorderen Rand des 

 Rahmens angedrückt und in dieser Lage erhalten durch die Zähne 

 der Federn M, M. Bei der Einschiebung des Objectglases wird 

 gehörige Aufmerksamkeit darauf verwandt, dass das Ende des 

 Grlases mit der aufgeklebten Etikette nach rechts gewandt sei, 

 aber das entgegengesetzte Ende des Glases möglichst fest an den 

 entsp'rechenden Winkel des Rahmens A anliege. Beim Andrücken 

 des Knopfes der Federn MM springt die Feder X zurück, drückt 

 das Objectglas an und erhält es in der nöthigen, das heisst in 

 einer und derselben Lage. Der Rahmen A mit dem Präparate wird 

 vermittelst der mikrometrischen Schraube G von der Rechten zur 

 Linken und umgekehrt geschoben ; auf der unbeweglichen Platte K, 

 die an eine der Langseiten des Rahmens anlehnt, ist der bestän- 

 dige Punkt bezeichnet, aber auf dem Rande des Rahmens selbst 

 sind die Theilungen = 0,25 mm angebracht und durch Ziffern be- 

 zeichnet. Vermittelst dieser Theilungen und des Punktes wird 

 die Lage eines jeden beliebigen Punktes des mikroskopischen 

 Präparates, der in der Richtung einer der Platte K parallel liegen- 

 den Linie liegt, bestimmt. Der Rahmen A ist auf der Platte BB 

 befestigt, welche ihrerseits auch beweglich ist; sie bewegt sich 

 vermittelst der Zähne C und des sechsspeichigen Rades D in der 

 Vertiefung der niedriger liegenden und unbeweglichen Platte EE; 

 aber diese Bewegungen haben eine perpendikuläre Richtung zur 

 Richtung der vorhergehenden Bewegungen, d. h. von vorn nach 

 hinten und umgekehrt. Die Platte EE entspricht der Form und 

 dem Maasse nach vollständig dem Mikroskoptische; ihre Seiten- 

 ränder erheben sich zum gleichen Niveau mit der Platte BB; auf 

 den Rand F sind die Theilungen = 0,25 mm aufgetragen, aber 

 am linken Rande ist ein anderer beständiger Punkt vermerkt. 

 Vermittelst dieser Theilungen und des Punktes wird die Lage 

 eines beliebigen Punktes des mikroskopischen Präparates be- 



