Der Mikrostat. 387 



stimmt, der auf der perpendikulären Linie in der Richtung der 

 oben angeführten Bewegung liegt. Auf diese Art wird die Lage 

 eines jeden Punktes des mikroskopischen Präparates, der im 

 Centrum des Gesichtsfeldes des Mikroskopes sich befindet, ver- 

 mittelst der Kreuznng zweier wechselseitig perpendikulären 

 Linien bestimmt, mit anderen Worten: vermittelst geradliniger 

 coordinirter Linien. Die Platten BB und EE sind zur Durch- 

 lassung der Lichtstrahlen mit Oeftuungen versehen, welche den 

 Oeffnungen des Tischchens entsprechen. Zur Befestigung des 

 Apparates an den Mikroskoptisch erheben sich von der unteren 

 Oberfläche der Platte EE zwei Stifte, die in die Oeffnungen, die 

 für die zukleramenden Federn bestimmt sind, eingestellt werden, 

 und auf solche Weise wird der Apparat auf das Tischchen aufge- 

 setzt und wird vermittelst der Stifte fest und unbeweglich gehalten. 

 Der Apparat, den ich benutze, ist in der mechanischen Werkstätte 

 der kasanischen Universität angefertigt worden und ungeachtet 

 dessen, dass er, als erstes Exemplar, in der Herstellung einige 

 technische Mängel besitzt, erwies er sich vollständig tauglich und 

 seiner Bestimmung entsprechend. 



Von seiner Anwendung erhält man folgende Vortheile: 



1) Die mikroskopischen Präparate werden vermittelst der 

 mikrometrischen Schraube und der Cremailliere in Bewegung ge- 

 setzt, wobei 'das Gesichtsfeld regelrecht, gleichmässig und über- 

 haupt sehr bequem für bacteriologische Untersuchungen verän- 

 dert wird. 



2) Ist es möglich die Präparate und Serien von Präparaten, 

 welche die ganze Oberfläche des Objectglases einnehmen, zu unter- 

 suchen; dabei können die Nummern der Gläser verschieden sein 

 (was übrigens von der Grösse des Rahmens A abhängt), wobei 

 die Untersuchung mit einer solchen Genauigkeit vor sich gehen 

 kann, dass kein einziger Punkt sich der Beobachtung zu entziehen 

 vermag. 



3) Jeder Punkt des Präparates, als Centrum des Gesichts- 

 feldes, kann genau durch Ziffern bestimmt werden, welche bei den 

 Theilungen vermerkt sind und in ein Protokoll eingetragen oder 

 auf einem Diagramm^angezeichnet worden sind. 



4) Die wiederholte Aufsuchung der vermerkten Stellen wird 

 richtig und rasch — in einer Minute — vollzogen. 



5) Ist es möglich die Dimension und Form von Objecten zu 



