Ueber ein Mikrotom. 



Briefliche Mittheilung an den Herausgeber. 



Von 

 Dr. Alexander ISrauflt 



in St. Petersburg:. 



Mit einem Holzschnitt. 



Beim Anfertigen von mikroskopischen Schnitten habe ich mich 

 neuerdings mit grossem Vortheile eines Apparates bedient, welcher 

 seinem Constructionsprincipe nach sich wesentlich von den bekannten 

 Mikrotomen von Welcker, Hensen, His u. a. unterscheidet. Die 

 Erfindung desselben gehört Herrn Rivetz die erste Ausführung dem 

 Instruraentenmacher Ct. Verick in Paris ^). In seiner ursprüng- 

 lichen Form in Birnholz ausgeführt, soll der Apparat, wie mir mein 

 Freund Dr. Nitsche mittheilte, durch welchen ich ihn in Leipzig 

 kennen lernte, auf der Pariser Weltausstellung gewesen sein. Gegen- 

 wärtig scheint er, und zwar in derselben Form, mehrfach bei Me- 

 chanikern und Optikern in Commission zu sein, da selbst in St. Pe- 

 tersburg, vom botanischen Institute der Universität, ein Exemplar 

 desselben erworben wurde. Ob übrigens das Mikrotom in dieser, 

 seiner ursprünglichen Form sich einer ausgedehnteren wissenschaft- 

 lichen Verwendung erfreut hat und erfreuen konnte, scheint nicht 

 ganz wahrscheinlich. 



Im Wesentlichen besteht ein Mikrotom aus zwei Theilen, 

 welche man als Keil und Hobel bezeichnen könnte. Der Keil (K) 

 ruht auf einer schiefen Ebene (P) und trägt in einer Klemme Z 

 das zu schneidende Object (0). Schiebt man den Keil auf der 

 schiefen Ebene um ein Gewisses aufwärts, so wird dadurch das 

 Object um ein viel Geringeres emporgehoben, ohne seine Stellung 



1) Rue de la Parcheminerie au coin de la rue St. Jacques. 



