178 Dr. Alexander Brandt: 



ausgestattet ; während der Keil, um ihn besser regieren zu können, 

 unten mit einem Knopfe l versehen wurde. 



An der rechten Fläche der verticalen Scheidewand K inserirt 

 sich, ebenso wie an der linken, unter einem Winkel von 60'' eine 

 Platte Q von 0,03 m. Breite, die gleichfalls vom vorderen Ende des 

 Apparates bis ans hintere reicht. Dieselbe steigt jedoch nicht als 

 schiefe Ebene aufwärts, sondern hat eine durchaus horizontale In- 

 sertionslinie. Der auf der Fläche Q ruhende Hobel H wird daher 

 bei seiner Verschiebung stets die horizontale Richtung einhalten 

 müssen. Dem entsprechend ist der Hobel, im Gegensätze zum Keil, 

 vorne und hinten gleich hoch, also prismatisch gestaltet. Er ist 0,04 

 hoch und 0,075 m. lang. Seine untere Fläche legt sich der Platte Q, 

 seine innere, linke, der verticalen Scheidewand R genau an. Gleich 

 dem Keile, besteht auch der Hobel aus Rothguss. In seinem oberen 

 Theile trägt er in einem geräumigen, horizontalen Schlitz das Messer 

 M, welches durch die Schraube S fixirt wird und sich mehr oder 

 weniger aus dem Schlitz hervorschieben lässt. Das Messer ist ge- 

 nau horizontal gerichtet. Es ist etwas gegen den Rücken hin gebogen, 

 unten plangeschliffen und hat eine Klinge von 0,07 Länge und 0,015 

 Breite. Ursprünglich besitzt es am Rücken eine Dicke von 0,004 m., 

 doch wurde von mir kürzlich ein anderes Messer aus gewalztem 

 Stahl bestellt, welches nur halb so dick ist. 



Der Gebrauch des Apparates ist in Allgemeinen aus seiner 

 Construction ersichtlich. Die zu schneidenden Objecte werden ent- 

 weder in Hollundermark eingebettet, oder in Paraffin; Stearin u. dgl. m. 

 eingegossen. Nachdem das Object in die Klemme eingespannt wurde, 

 schiebt man den Keil so weit vor, dass man durch einen Zug mit 

 dem Hobel das Object horizontal beschneidet; darauf schiebt man 

 den Hobel über dem Präparat hinweg zurück, schiebt den Keil 

 um einen ganzen, einen halben, ein drittel oder weniger eines Milli- 

 meter auf der schiefen Ebene P vorwärts, je nachdem man einen 

 Schnitt von Vio, V20, Vso oder weniger Millimeter erhalten will, 

 und schiebt rasch den Hobel wieder vor. Der ganze Apparat kann 

 auch ins Wasser gesetzt werden. 



Da es zuweit führen würde, das in Rede stehende Mikrotom 

 mit all den vielen anderen früher construirten zu vergleichen, so 

 möchte ich mir erlauben, hier nur das His'sche vergleichsweise zu 

 berücksichtigen, da dieser Apparat es war, welcher die, lange Zeit 

 (wenn auch nicht ganz verdienter Weise), in Verruf gewesenen Mi- 



