Beiträge zur Mikroskopie. 221 



mit Hülfe einer äusseren Schraube erweitern und anderseits bis zu 

 völligem Schluss verengern kann. Das Spectruni wird durch eine über 

 der Ocularlinse befindliche, zu gerader Durchsicht geeignete Araici'- 

 sche Prismenverbindung erzeugt, die aus drei Crown- und zwei ein- 

 geschalteten Flintglasprismen i) besteht und die man auf das Ocular 

 setzt. Das durch das Mikroskop gegangene Licht führt auf diese 

 Art zu einem ersten Spectrum, das wir das Mikroskop- 

 spectrum nennen wollen. Eine an der vorderen Seite des 

 Ocularrohres angebrachte viereckige Oetfnung lässt Lichtstrahlen 

 ein, die auf ein unterhalb der Spalte befindliches und die Hälfte 

 desselben deckendes Reflexionsprisma ^) fallen. Es liefert ein zweites 

 neben dem ersten sichtbares Vergleichsspectrum, dessen Licht- 

 strahlen nicht durch das Objectiv des Mikroskopes gegangen sind. 



Die Vorrichtung von Browning gestattet, den Ort der Ocular- 

 linse zu ändern und so den Brennpunct genauer einzustellen, die 

 seitliche Spalte, durch welche das für das Vergleichsspectrum be- 

 stimmte Licht einfällt, höher oder schmaler ihrer ganzen Breite 

 nach zu machen, vor ihr mit Flüssigkeit gefüllte Röhren, deren 

 Absorptionsbänder man mit denen des mikroskopischen Gegenstandes 

 vergleichen will, anzubringen und mehr Licht durch einen Reflexions- 

 spiegel einzuwerfen. Die Höhe des Hauptspectrums lässt sich be- 

 liebig ändern. Eine besonders beigegebene Vorrichtung macht es 

 möglich, die Breite der Absorptionsbänder zu messen. Ein Mi- 

 krospectroskop, das mir Browning zur Ansicht zusandte, gab 

 eine grosse Anzahl Fraunhofer' sehe Linien, besonders in dem 

 mittleren Theile des Spectrums sehr scharf und die Farben bei der 

 nöthigen Kleinheit der Spalte sehr rein. Die einzelnen Prismen der 

 Am ici' sehen Vorrichtung sind hier verhältnissmässig gross. 



Dem Apparate von Merz, nach welchem die in dieser Arbeit 

 enthaltenen Mittheilungen entworfen sind und dessen Amici'sches 

 Prisma sich durch Eleganz und Handlichkeit auszeichnet, wird 

 noch auf Wunsch ein einfaches, um eine wagerechte Achse dreh- 

 bares Prisma beigegeben, das sich in einem mit einer Durchsichts- 

 lücke versehenen und auf das Ocular aufsetzbaren Messingkästchen 



1) Siehe z. B. die Abbildung der Vertheilung dieser beiden Arten von 

 Prismen bei A. Secchi. Le Soleil. Paris 1870. 8. p. 201. Fig. 86. 



2) Dieses erst später hinzugekommene Prisma fehlt noch in der Merz'- 

 schen Abbildung a. a. 0. Fig. 10. 



