222 G. Valentin: 



befindet. Es dient zur Beobachtung mit abgeleiteter Strablenrich- 

 tung. Ein verschiebbares Ringstück macht es möglich, die Eintritts- 

 öifnung des Lichtes zu dem Reflexionsprisma zu verschmälern oder 

 gänzlich zu schliessen und so das Vergleichsspectrum zu verdunkeln, 

 oder gänzhch abzublenden. Merz gibt noch Didymglasplatten hinzu, 

 auf deren Gebrauch wir sogleich zurückkommen werden. 



Ich habe mir untere anschraubbare Ringe anfertigen lassen, um 

 das Ocularspectroskop an den Mikroskopen von Hartnack, Nachet 

 oder Schiek ausser denen von Merz gebrauchen zu können. 



Obgleich natürlich die fünf Prismen der Am ici' sehen Vor- 

 richtung viel Licht durch Absorption und Reflexion hinwegnehmen, 

 so sind doch die beiden Spectren, selbst bei bedecktem Himmel 

 und regnerischem Wetter so hell, dass man eine Reihe von 

 Fraunhofer' sehen Linien bei hinreichend enger Spalte sogleich 

 erkennt, wenn man keine Objectivlinsen, die einen zu dünnen 

 Strahlenbüschel durchlassen, angeschraubt und gar keine oder nur 

 durchsichtige Gegenstände unter das Mikroskop gelegt hat. Be- 

 trägt z. B. die (mikroskopisch gemessene) Spaltöffnung 0,13 Mil- 

 limeter und dient Hartnack Nro. 2 als Objectivlinse, so sehe 

 ich in beiden Spectren , wenn auch besser in dem etwas helleren 

 Vergleichs- als in dem Mikroskopspectrum, D, E, b, F. Jedes gibt 

 noch 8 oder 9 Linien zwischen D und E. C und B sind zwar auch 

 in dem Vergleichsspectrum nur schwach angezeigt, in dem anderen 

 dagegen bloss, wenn man die Orte derselben genau kennt, bei sorg- 

 fältigem Suchen wahrzunehmen. Das Blau des Ersteren erstreckt 

 sich etwas weiter, als das des Letzteren. Das Mikroskopspectrum 

 wird dunkler, so wie man Hartnack Nr. 2 mit Nr. 5, 7 oder 9 

 dieses Künstlers vertauscht, und zwar um so mehr, je dünner das 

 Strahlenbündel, welches die benutzte Objectivlinse durchlässt. Es 

 kommt zuletzt dahin, dass die bedeutende Spaltweite, die man zur 

 Erkennung des Spectrums überhaupt nöthig hat, alle oder we- 

 nigstens viele Fraunhofer' sehe Linien unkenutiich macht. Man 

 sieht allenfalls noch D, bis endlich auch diese Linie schwindet. 

 Das einfache Prisma mit schief abgelenktem Strahle gibt dieselben 

 Linien unter den gleichen Verhältnissen weniger scharf, verträgt 

 aber eine schmalere Spaltöffnung. 



Schaltet man die drei Didymgläser, welche Merz seiner Vor- 

 richtung beifügt und von denen jedes eine Dicke von 6 Millimetern 

 hat, ein, so bemerkt man zunächst zwei dunkle Didymbänder, von 



