Beiträge zur Mikroskopie. 229 



mit einem Sphaerometer gemessen, das, so viel ich weiss, neuer Con- 

 struction ist und von Hermann und Pf ist er in Bern angefertigt 

 worden. Einige Worte über dessen Einrichtung mögen den Bestim- 

 mungen vorangehen. 



Das Instrument enthält zwei einander gegenüberstehende Stahl- 

 keile, deren freie Kante 4 Mm. Länge hat. Sie lassen sich bis zu 

 der gegenseitigen Berührung ihrer Kanten zusammenschrauben. Der 

 Körper, dessen Dicke man bestimmen will, kommt zwischen sie. 

 Der eine Keil kann auch nach Bedarf mit einem Stahlcylinder mit 

 feiner Spitze vertauscht werden. Hebt man die Fassung des anderen 

 Keiles ab, so kommt ein zweiter Spitzencylinder zum Vorschein. 

 Man kann also auch den Gegenstand nach Bedarf zwischen zwei 

 Spitzen einklemmen. 



Die Drehung einer in 500 Grade getheilten Trommel hebt oder 

 senkt den unteren Keil um einen halben Millimeter. Eine seitlich 

 angebrachte Millimeterscale von HO halben MiUimetern, deren Aus- 

 dehnung etwas mehr als der gesaramten möglichen Drehungsgrösse 

 entspricht, zeigt die Anzahl der gemachten Umdrehungen an. Man 

 kann daher, theoretisch genommen, Viooo Millimeter unmittelbar 

 messen und VsooMm. schätzen. Die Beobachtungsfehler, welche wieder- 

 holte Messungen derselben Dicke geben, pflegen sich jedoch auf die 

 dritte Decimale zu erstrecken. Ist der Körper auf die oben erwähnte 

 Weise eingeklemmt, so hebt oder senkt die Bewegung der Trommel 

 den oberen Keil, dessen oberes Ende eine feine Spitze bildet. Auf 

 ihr ruht beweghch eine mit zwei seitlichen Gradeintheilungen ver- 

 sehene Libelle. Hat man die ganze Vorrichtung, die sich auf drei 

 Stellschrauben befindet, wagerecht gestellt, so schraubt man den 

 unteren Keil, dessen Kante die des oberen berührt, so weit hinauf 

 oder hinunter, dass die beiden Enden der Luftblase der Libelle zu 

 den zwei Scalen symmetrisch stehen und jeder der beiden Grenz- 

 ränder derselben dem zweiten Theilstriche einer jeden Scale ent- 

 spricht. Man liest dann die Stellung des oberen Randes der Trom- 

 melscale ab, nachdem man sich vorher schon überzeugt hat, dass 

 er genau einem halben Millimeterstriche der Seitenscale entspricht, 

 wenn der Nullpunct der Trommeltheilung dieser letzteren gegen- 

 übersteht. Schraubt man jetzt den unteren Keil zurück, so senkt 

 sich zuerst der obere und mit ihm die Libelle. Eine Lücke bildet 

 sich später zwischen den beiden Schneiden. Von da an ruht der 

 obere Keil und die Libelle wird durch eine Unterlage in schiefer 



M. Schultze Archiv f. mikiosk. Anatomie. Bd. 7. 1"5 



