230 



G. Valentin; 



Stellung festgehalten. Man schraubt hierauf den unteren Keil so 

 weit hinab, dass man Raum genug hat, die zu messende Platte 

 zwischen beide Keilkanten zu bringen. Wird sie von ihnen festge- 

 halten, so verbessert man hierauf durch Nachschrauben so lange, 

 bis wiederum die Luftblase der Libelle den zweiten Theilstrich einer 

 jeden der Seitenscalen mit ihren äussersten Rändern berührt. Der 

 Unterschied der gegenwärtigen Tromraelstellung von der früheren 

 lässt die gesuchte Plattendicke berechnen. Arbeitet man mit der 

 nöthigen Aufmerksamkeit, so kann man den Mittelwerth derselben 

 durch wiederholte Messungen bis nahezu '/looo oder Vsoo Millimeter 

 bestimmen, da die bewegliche Luftblase der Libelle eine genaue 

 Trommeleinstellung möglich macht. 



Die meisten von den in der folgenden Tabelle verzeichneten 

 Werthe sind auf die eben geschilderte Weise erhalten worden. Will 

 m^^n sich aber mit Bestimmungen, die nur bis Vio Mm. hinabgehen, 

 begnügen, so reicht die kleine Vorrichtung, die Zeis für die Er- 

 mittelung der Dicke der Deckgläschen anfertigt, hin. Ein durch eine 

 Feder gesperrter Hebel drückt einen Vio Mm. anzeigenden Nonius- 

 stab gegen die convexe Oberfläche eines Stiftes. Wird jene von 

 diesem durch die Hinabführung des freien Hebelendes entfernt, so 

 geht der sich bewegende Nonius an einem fixen Millimeterstab 

 hinauf. Man kann so die Dicke der eingeklemmten Platte bis auf 

 Vio Mm. finden. 



Die Untersuchung der doppelt brechenden Platten mit dem 

 Am ici' sehen Prisma ergab z. B. 



Doppelt 

 brechen- 

 de Masse. 



Platte 



Schnittrich-| Dicke in 

 tung. Millimetern. 



Zahl der dunkeln 

 Bänder^) zwischen 



A u.D. Du. F. F u. a. 



Nebenberaerkungen. 



Kalk- 



Zwei gleichar- 

 tig zusammen- 

 gelegte Platten, 

 jede 221/2« zur 

 optischen 

 Achse. 



Jede Platte I 

 weniger als | 

 2,3, wahr- | 

 scheinlich 1 

 2,0. ] 



11 



|5 oder 

 6 nicht 

 ganz 

 deut- 

 lich. 



Polarisationsfigur, zwei Sy- 

 steme von King undKreuz 

 an den äusersten Enden 

 des Gesichtsfeldes durch 

 einen wagerechten Bü- 

 schel verbunden. 



1) Eine unpassende Focaleinstellung oder der Mangel aller Objectiv- 

 linsen kann hier die Täuschung erzeugen, als lägen nicht die schwarzen 

 Bänder und die zwischen ihnen befindlichen Spectraltheile in einer und der- 

 selben Ebene. Es hat dann den Anschein, als sei das Spectrum gezackt, in- 

 dem z. B. jeder zwischen zwei dunkeln Bändern befindliche gefärbte Abschnitt 

 von der weniger brechbaren nach der stärker brechbaren Seite abfällt. 



