Ueber Wärmemessungen am Mikroskop, 



Von 



Dr. Tb. T¥, £ngelmann 



in Utrecht. 



Bei Gelegenheit einer Untersuchung über den Einfluss höherer 

 Wärmegrade auf die Fiimmerbewegung war ich oft genöthigt, den 

 heizbaren Objecttisch von Max Schnitze zu gebrauchen. Es 

 ergab sich dabei die Veranlassung, die Genauigkeit der Thermometer- 

 angaben dieses Instrumentes unter verschiedenen Umständen zu 

 prüfen. Bei dieser Prüfung ward ich auf einige Fehlerquellen auf- 

 merksam, welche nicht nur dem Schnitze 'sehen Instrument, son- 

 dern allen bisher construirten heizbaren Ohjecttischen in mehr oder 

 minder hohem Grade anhaften. Da ich nicht sehe, dass in den bis- 

 her erschienenen Untersuchungen auf diese Fehlerquellen Rücksicht 

 genommen ist und durch mehrfache persönliche Mittheilungen weiss, 

 dass sie vielen, die mit dem heizbaren Tisch arbeiteten, entgangen 

 sind, halte ich es für der Mühe werth, hier auf dieselben aufmerk- 

 sam zu machen. Diess scheint um so nothwendiger, als die Fehler 

 in der Temperaturbestimmung, um die es sich hier handelt, keines- 

 wegs klein sind, sondern unter Umständen 20 bis SO*' C. betragen 

 können. 



Ein heizbarer Tisch, der, wie der Schnitze' sehe, bestimmt 

 war, die Beobachtung mikroskopischer Objecte ,, bei beliebigen, mess- 

 baren, zu- und abnehmenden, so wie auch constant zu erhaltenden 

 Temperaturgraden" zu gestatten, musste, wenn er vollkommen war, 

 offenbar so gebaut sein, dass die am Instrument gemessene Tempe- 



