336 Th. W. Engelmann: 



Präparat. Es ist leicht vorauszusehen, dass, alles Uebrige gleich- 

 gesetzt, diese Abkühlung um so stärker sein muss, je näher das 

 Objectiv sich dem Präparat befindet, je grösser der metallische Theil 

 seiner Masse und je kühler das Stativ des Mikroskops ist. 



Der Einfluss, den der Abstand des Objeetivs vom Object auf 

 die Temperatur des Letzteren ausübt, erhellt aus folgenden Ver- 

 suchen. Ich bestimmte den Schmelzpunkt emulsionirten Stearins 

 auf dem heizbaren Objecttisch. Dieser, dessen Blendungsöffnung 

 oben nur 1 Millimeter weit war, war auf dem Tisch eines kleineren 

 Hufeisenmikroskops von Hartnack befestigt; der Tropfen der 

 Emulsion lag auf einem gewöhnlichen Glasobjectträger von 1.2 Mm. 

 Dicke, war mit einem Deckglas von 0.1 Mm. bedeckt und wurde 

 mit Objectiv No. 7 der neuen Construction beobachtet. Als der 

 Thermometer 52*^ zeigte, wurde das Fett flüssig. Ich Hess nun 

 durch Weiterhinausschieben der Spirituslampeu die Temperatur auf 

 50° sinken und erhielt sie hier constant. Das Fett war wieder er- 

 starrt. Wurde nun der Tubus mit dem Objectiv um etwa 2 Mm. 

 oder mehr gehoben und nach einer Viertelminute, oder noch etwas 

 früher, schnell wieder gesenkt, so zeigte sich, dass alles Fett wieder 

 flüssig geworden war. Nach wenigen Secunden erstarrte es dann, 

 um bei neuem Heben des Tubus wieder flüssig zu werden. Um- 

 gekehrt konnte das Fett, das bei richtigem Fokalabstand eben flüssig 

 blieb, durch Senken des Objeetivs 7 zur Krystallisation gebracht 

 werden, während der Thermometer unverändert auf 52 "^ bis 53" 

 stand. — Hiernach liess sich erwarten, dass bei Anwendung ver- 

 schiedener Objectivsysteme, von ungleichem Fokalabstand, der Ther- 

 mometer verschiedene Schmelzpunkte angeben würde, und der Unter- 

 schied dieser eingaben musste noch durch den Umstand vergrössert 

 werden, dass die Objective mit kürzerer Brennweite auch breitere 

 metallische Fassungen besassen. Bei den stärksten Objectivsystemen 

 musste denmach die Abkühlung des Präparats am stärksten sein. 

 Versuche, die alle in genau gleicher Weise und mit Beachtung aller 

 der von Schnitze empfohlenen Vorsichtsmassregeln angestellt 

 wurden, ergaben für verschiedene Objective folgende Thermometer- 

 stände beim Schmelzen von Stearin: 



Objectiv Thermometerstand 



4 460.5—470 



5 480.5 



7 540—550 



