Ueber Wärmemossungen am Mikroskop. 337 



Objectiv Therraometerstand 



8 60».5 



10 (Immersion) 65". 



Bei den Systemen mit Correctionsapparat erhält man sogar für 

 verschiedene Einstellungen der Correetionsschraube bei demselben 

 System verschiedene Thermometerangaben. So beispielsweise für 

 Objectiv No. 10 von Hartnack, welches in diesen Versuchen 

 trocken gebraucht wurde, bei tiefstem Stand des Schiebers (grösste 

 Fokaldistanz) 60°— 6 P, bei höchstem Stand des Schiebers (kleinste 

 Fokaldistanz) G9^ — 70*^ als angeblichen Schmelzpunkt des Stearins. — 

 Aber auch bei verschiedenen Exemplaren desselben Objectivsystemg 

 erhält man verschiedene Thermometerangaben, wenn die metallischen 

 Fassungen nicht gleich sind. So zeigte in mehreren Versuchen der 

 Thermometer für ein neues Objectiv 7, dessen untere Linse eine 

 breitere metallische Fassung besass, den Schmelzpunkt des Stearins 

 bei 510— 52<^, für ein älteres, das nur durch etwas schmälere Fas- 

 sung der untersten Linse sich unterschied, den Schmelzpunkt bei 

 49^'— 50*^. Der Fokalabstand beider Systeme war gleich. 



Wie erwähnt, muss die Temperatur des Präparates ferner sehr 

 wesentlich abhängen von der Temperatur des Objectivs, und, da 

 Letzteres nur einen Theil der grossen Metallmasse des Mikroskops 

 bildet, von der Temperatur des ganzen Mikroskops. Die Temperatur 

 des Mikroskops ist aber im Allgemeinen die des Zimmers. Obschon 

 nun in einem kälteren Zimmer alle Theile des geheizten Tischs, 

 also auch das Kästchen, in dem die Thermometerspirale liegt, stär- 

 kerer Abkühlung ausgesetzt sind, erleidet doch das Präparat durch 

 die ihm genäherte Metallmasse des Objectivs den verhältnissmässig 

 grössten Wärmeverlust. In einem kalten Zimmer ist desshalb bei 

 einem bestimmten Thermoraeterstand des heizbaren Tischs die Tempe- 

 ratur des Präparats niedriger als in einem warmen Zimmer bei dem. 

 gleichen Thermometerstand. 



Das Objectiv wird, während der Beobachtung auf dem heiz- 

 baren Öbjecttisch, von unten her beständig erwärmt. Der Einfluss 

 dieser allmählichen Erwärmung muss sich im Anfang jedes Versuchs 

 geltend machen. Heizt man z. B. den Tisch bei gehobenem Tubus 

 so weit, dass das auf dem Objectträger befindliche Stearin eben ge- 

 schmolzen bleibt, und senkt man nun den Tubus mit dem Objectiv, 

 die beide Zimmertemperatur haben, schnell herab in Fokaldistanz, 

 so erstarrt in wenigen Secunden das Fett. Es bedarf nun einer be- 



M. Schultze, Archiv f. mikrosk. Anatomie. Bd. 4. 22 



