338 Th. W. Engelmann: 



trächtlicheren Wärmesteigerung, um es wieder zum Schmelzen zu 

 bringen. Allmählich aber sinkt, mit fortschreitender Erwärmung 

 des Objectivs, der vom Thermometer angezeigte Schmelzpunkt, und 

 bleibt dann, wenn die Wärmezufuhr zum Tisch möglichst wenig ver- 

 ändert wird, auf einer bestimmten Höhe stehen. Bei Objectiv 7 von 

 Hartnack fand ich so in einem Falle der Schmelzpunkt bei der 

 ersten Probe bei 56<>, nach 10 Minuten bei 52*^, nach weiteren 10 Mi- 

 nuten bei 50<^, auf welcher Höhe er sich dann erhielt; bei Objectiv 8 

 waren die entsprechenden Temperaturen 59.^5 — 60**, später constant 

 57.^5. Aehnlich bei andern Objectiven. 



Auf der Abkühlung durch das Objectiv beruht auch der von 

 Schultze gefundene Einfluss, den die Grösse der Blendungs- 

 öffnung auf die Temperatur des Objectes ausübt. Nicht kalte, von 

 unten her an das Objectglas dringende Luftströme sind es, welche 

 die Abkühlung des Präparats bewirken, sondern umgekehrt: das 

 durch das Objectiv erkältete Präparat kühlt die Luft in der Blen- 

 dung ab. Man begreift, dass das Präparat stärker abgekühlt wer- 

 den muss, wenn es, wie bei grosser, oberer Blendungsöffnung an 

 seiner Unterfläche in grosser Ausdehnung mit der schlecht wärme- 

 leitenden Luft in Berührung steht, als wenn es, wie bei kleinerer 

 Blendungsöffnung, zum grossen Theil auf einer heissen Metallmasse 

 aufliegt. Im letzteren Falle wird die dem Glas entzogene Wärme 

 viel rascher ersetzt als im ersteren. 



Ausser von dem Objectiv hängt die Temperatur des Präparats 

 auch in sehr merklicher Weise von den Dimensionen und dem Ma- 

 terial des Objectträgers ab, auf dem das Präparat liegt. Zwei 

 gläserne Objectträger von verschiedenen Dimensionen, vor Allem von 

 verschiedener Dicke geben verschiedene Kesultate. Bei Gebrauch 

 eines metallischen Objectträgers erhält man andere Temperatur- 

 angaben als bei Anwendung eines gläsernen. — Hierfür mögen als 

 Beispiel folgende Versuche dienen, bei denen Objectiv 7 von Hart- 

 nack gebraucht und der Tisch so langsam geheizt wurde, dass bei 

 Temperaturen über 40** auf die Steigerung um je einen Grad wenig- 

 stens eine halbe Minute verwendet ward. Der Thermometer stand 

 beim Schmelzen des Stearins (mit Gummi emulsionirt) auf 55 — 56», 

 wenn ein gläserner Objectträger von 2 Mm. Dicke, 76 Mm. Länge 

 und 25 Mm. Breite, auf 53», wenn einer von 1.3 Mm. Dicke, übri- 

 gens aber gleichen Dimensionen, auf 52*^, wenn ein ebensolcher von 

 1 Mm. Dicke benutzt ward. War der Objectträger nur 25 Mm. 



