Ueber Wärmemessungen am Mikroskop. 339 



lang, 17 breit, aber in dem einen Falle 2, in den beiden andern 1 

 und 0.2 Mm. dick, so waren die entsprechenden Thermometerstände 

 M^, 51.^5 und 47«. — Der Einfluss der Objective äussert sich bei 

 verschieden dicken Objectträgern verschieden. Bei sehr dünnen Ob- 

 jectträgern sind die Differenzen zwischen den Thermometerangaben 

 bei verschiedenen Objectiven nicht so gross wie bei dicken, da ein 

 sehr dünnes Glasplättchen von der darunter liegenden heissen Metall- 

 masse des Objecttischs schnell wieder erwärmt wird, durch eine 

 dickere Olasplatte aber die Ausgleichung der Wärme nur sehr lang- 

 sam erfolgen kaun. Doch sind die Differenzen für verschiedene Ob- 

 jective selbst bei dünnen Glasplättchen noch sehr ansehnlich. So 

 schmolz das Stearin auf einem 0.2 Mm. dicken Deckgläschen bei 

 folgenden Thermometerständen : 

 Objectiv 4 bei 45*' 

 7 bei 50*^ 

 „ 10 (grösste Fokaldistanz) bei 52 — 53o 

 „ 10 (kleinste „ „ ) bei 60». 

 Aus diesen Proben wird man zur Genüge ersehen, dass der 

 heizbare Objecttisch, so wie er bisher angewendet wurde, den an 

 ihn gestellten Anforderungen nicht entspricht. Dasselbe gilt ohne 

 Zweifel von den Apparaten, die Thome und Naegeli und 

 Schwendener angegeben haben. Bei diesen ist, wie aus den 

 gegebenen Beschreibungen erhellt, keine Rücksicht auf die Ab- 

 kühlung durch das Objectiv genommen. — Es fragt sich, ob 

 und wie die hier aufgedeckten Fehler zu beseitigen seien. Die Ab- 

 kühlung durch das Objectiv kann selbstverständlich nur durch Er- 

 wärmung desselben vermieden werden. Dies thut in einem merk- 

 baren, doch noch viel zu geringen Grade die von dem geheizten 

 Objectträger auf das Objectiv übertragene Wärme. Die Anwendung 

 einer feuchten gläsernen Kammer, w^elche sorgt, dass das Objectiv 

 beständig von geheizter Luft umgeben sei, ist von nur geringem 

 Vortheil. Ich habe für entsprechende Objective nur sehr wenig ver- 

 schiedene Thermometerstäude beim Schmelzen des Stearins gefunden, 

 mochte nun das Objectiv von einer gläsernen Kammer umgeben, 

 oder frei sein. Am Richtigsten wäre es natürlich, Objectträger und 

 Objectivsystem immer auf gleiche Temperatur zu bringen. Das 

 zwischen beiden befindliche Präparat müsste dann denselben Wärme- 

 grad annehmen. Diess würde indessen, abgesehen von der Gefahr, 

 in welche die Linsen durch höher steigende Erwärmung gebracht 



