340 Th. W. Engelmann: 



Würden, zur vollkommenen Ausführung einen ganz neuen Apparat 

 nöthig machen. Von grossem Vortheil würde es schon sein, die 

 Linsen des Objectivs in einen schlechten Wärmeleiter, z. B. Elfen- 

 bein zu fassen. In Ermangelung so gefasster Systeme habe ich ver- 

 sucht, mit Beibehaltung des heizbaren Tischs, dasselbe Ziel zu er- 

 reichen, indem ich zwischen Objectiv und Tubus des Mikroskops eine 

 30 Mm, lange Elfenbeinröhre einschraubte. Hierdurch werden die 

 aus der Abkühlung durch das Objectiv entstehenden Fehler bedeu- 

 tend ermässigt, vor Allem, wenn zugleich eine gläserne Kammer das 

 Objectiv umgiebt. Das Objectiv nimmt dann ziemlich rasch eine 

 höhere Temperatur an und behält sie, da es durch das schlecht lei- 

 tende Elfenbeinstück von der übrigen Metallmasse des Mikroskops 

 getrennt ist. Man gewinnt Zeit, wenn man das Elfenbeinröhrchen 

 unmittelbar vor dem Versuch erwärmt. Der Schmelzpunkt des 

 Stearins betrug so in mehreren Versuchen, bei denen ein grosser, 

 2 Mm. dicker, gläserner Objectträger gebraucht wurde, für Objectiv 

 10 von Hartnack (trocken, mittlerer Stand der Correctionsschraube) 

 50— 52*^, unter denselben Umständen, ohne Elfenbeinstück 65«. Für 

 Objectiv 4 waren die entsprechenden Thermometerstände 45^ und 47'^. 

 Durch Anwendung sehr dünner Deckgläser als Objectträger konnten 

 keine weitere Vortheile erreicht werden. Die kleinsten Differenzen 

 der Thermometerstände beim Stearinschmelzen betrugen für Ob- 

 jectiv 4 und Objectiv 10 immer noch 5^. Hiermit waren wenigstens 

 die gröbsten Fehler beseitigt. 



Man könnte den genannten Uebelständen auch dadurch zu ent- 

 gehen suchen, dass man für jedes Objectivsystem eine besondere 

 Thermometerscale anfertigte. Diese Scalen würden aber, abgesehen 

 von der grossen Schwierigkeit, die ihre genaue Herstellung kosten 

 würde, auch nur unter bestimmten Bedingungen (eine gewisse Zimmer- 

 temperatur, bestimmte Beschaffenheit des Objectträgers u. s. f.j ganz 

 zuverlässige Temperaturmessungen gestatten. 



Nach alledem wird man sich vorläufig in weitaus den meisten 

 Fällen mit Näherungswerthen begnügen müssen. Wo es nur auf 

 solche ankommt, ist der heizbare Objecttisch von Schnitze, auch 

 in seiner jetzigen Form, von grösstem Werthe, und anderen ähn- 

 lichen Apparaten überlegen. Bei der Construction neuer Wärme- 

 tische aber, welche zu genauen Messungen brauchbar sein sollen, 

 wird es die Aufgabe sein, die hier aufgedeckten Fehlerquellen, dar- 

 unter vor Allem die Abkühlung durch das Objectiv, zu vermeiden 



