Ein neuer heizbarer Objecttisch. 343 



zubringen. Bei der Einfachheit des Apparats werden ein Paar Worte 

 zur Erläuterung derselben geniigen. 



a ist ein geschlossener, 1 Ct. hoher, messingner Kasten von 

 der Grösse des gewöhnlichen Mikroskoptisches, welcher in der Mitte 

 durchbohrt und durch senkrechte Scheidewände — deren Anordnung 

 die punktirte Linie andeutet — in ein System communicirender 

 Räume umgewandelt ist. Die Röhren h und c setzen denselben mit 

 einem cylindrischen Wasserbehälter d in Verbindung, derart, dass 

 das eine Rohr in die obere, das andere in die untere Region des- 

 selben mündet. Der Wasserbehälter ist durch eine Schraube luft- 

 dicht verschliessbar und trägt ausserdem über derselben eine Schaale 

 angelöthet. Eine Ecke des Kastens ist verlängert und dient zur Auf- 

 nahme des Thermometers e, aus der anderen tritt ein verticales 

 Ablaufsrohr / aus, welches durch einen Kautschukschlauch mit 

 einem beliebigen Wasserrecipienten g in Verbindung gebracht wer- 

 den kann. Bei der Füllung von d ist zugleich durch die Verbindungs- 

 röhren h und G auch a gefüllt und im Ablaufsrohr / steigt die Flüs- 

 sigkeit zu dem gleichen Niveau wie im Wasserbehälter d. Durch 

 die Schraube wird nun letzterer verschlossen und mittelst in die 

 Schaale eingegossenen Wassers der luftdichte Verschluss gesichert. 

 Erwärmen wir jetzt durch eine Spiritusflamme das in d befindliche 

 Wasser, so wird die erwärmte Flüssigkeit aufsteigen und durch das 

 obere Rohr h zum Kasten, die in letzterem befindliche Flüssigkeit 

 durch das untere c zum Wasserbehälter strömen , so lange , bis in 

 dem ganzen Apparat eine gleiche Temperatur herrscht. Die beim 

 Erwärmen ausgedehnte Flüssigkeit steigt im Ablaufsrohr / in die 

 Höhe, wo sie durch den Kautschukschlauch in g abgeleitet wird. 

 Beim Abkühlen tritt sie in entgegengesetzter Richtung aus dem 

 Gefäss in den Apparat zurück. Durch die Anordnung der Scheide- 

 wände ist die strömende Flüssigkeit gezwungen, stets nur in der 

 durch die Pfeile augedeuteten Richtung alle Theile des Kastens zu 

 durchlaufen und zuletzt die Thermometerkugel zu umspülen. So- 

 mit ist die Möglichkeit gegeben, 1) den Kasten überall auf eine 

 gleiche Temperatur zu erwärmen und 2) mit grosser Genauigkeit 

 den wirklichen Temperaturstand des Kastens durch das Thermometer 

 zu messen. Hierüber gaben leicht anzustellende Controlversuche — 

 die bekannte M. S ch ultze'sche Probe, Anwendung kleiner Fett- 

 tröpfchen von bestimmtem Schmelzpunkte — vollkommen befriedi- 

 gende Resultate. Um die bei erhöhter Temperatur um so schneller 



