Ein Mikro-Refracetometer. 101 
Mikroskopes ist ein Kästchen angebracht. Eine Oeffnung (A) in 
seiner oberen Wand erlaubt durch dasselbe, wie durch ein Ocular, 
in’s Mikroskop hineinzublicken. Unter dieser Oeffnung befindet 
sich ein Schirm (7), der aus einem breiten nach oben federndem 
Stahlband besteht, er kann durch die Schraube Pin einer Schlitten- 
vorrichtung vor- und rückwärtsgeschoben und durelı die Schraube 
C© gehoben oder gesenkt werden. 
Das ganze Kästchen ist in einem Ring, der in der Zeichnung 
als Durchschnitt r,r erscheint, um die Axe des Mikroskopes dreh- 
bar, wird von diesem Ring getragen, und ist durch ihn unter Ver- 
mittelung eines federnden und klemmbaren Rohrstückes an den 
Tubus des Mikroskopes befestigt. Um mit einem Handgriff 
das Apparatehen vom Ocular entfernen und frei in’s Mikroskop 
blicken zu können, bewegt sich das Ganze in einem drehbaren 
Zapfen (Z) und ist mit einer Einschnappvorrichtung (E) versehen!). 
Zur Beleuchtung benützte ich einen Gasrundbrenner, dessen 
Gylinder aus einer weissen bodenlosen Thonzelle, wie man solche 
zu galvanischen Elementen verwendet, bestand, und der aussen 
noch mit einem Cylinder aus Schwarzblech umgeben war. Eine 
runde Oeffnung von eirca 1 cm Durchmesser liess die Flamme 
sehen, und bildet dann in der Entfernung von 1 m eine gute Licht- 
quelle. Es ist aber für die meisten Zwecke diese Vorrichtung un- 
nöthig, die ganz gewöhnliche Beleuchtung des Mikroskopes mit 
Himmelslicht und Concavspiegel zeigt die Erscheinungen, beson- 
ders wenn man das Mikroskop in einiger Entfernung vom Fenster 
aufstellt, vortrefflich, ja in gewisser Beziehung besser, weil die bei 
Benutzung des Lichtpunktes auftretenden Beugungserscheinungen 
wegfallen. Die beigelegten Abbildungen von Blutkörperchen sind 
bei gewöhnlicher Beleuchtung mit Tageslicht und Hohlspiegel ge- 
zeichnet. 
Bei starken Vergrösserungen (über Hartnack Obj. VIII) wer- 
den die Bilder zu lichtsehwach. Ich versuchte in diesen Fällen 
elektrische Beleuchtung anzuwenden. Glühlampen gewöhnlicher 
Art (von der Construction Swan) geben, wie zu erwarten war, 
keine nennenswerth grösseren: Helligkeiten als Gaslicht, und eine 
Bogenlampe gab zwar auch für die stärksten Wasserimmersionen 
1) Der Apparat wird vom Mikroskopfabrikanten Karl Reichert in Wien 
für den Preis von circa 19 fl. ö. W. geliefert. 
