102 Sigm. Exner: 
(Hartnack XV) genügend Licht, doch sind die Beugungserschei- 
nungen dann schon so störend, dass wenigstens in dieser Form 
an eine praktische Verwerthung des. Bogenlichtes nicht gedacht 
werden kann. 
Die vorliegende Mittheilung war schon abgeschlossen, als ich 
eine Abhandlung Töpler’s!) fand, in welcher er sein Prineip der 
Schlierenbeobachtung auf das Mikroskop anwendete. Seine Vor- 
richtung, im Constructionsplan mit der meinen übereinstimmend, 
unterscheidet sich von dieser besonders dadurch, dass er den 
Schirm nieht über dem Ocular, sondern entsprechend dem andern 
Vereinigungspunkt der Strahlen über dem Objectiv, also an der 
Stelle » des Holzschnittes Fig. 1, einschiebt. Es geschieht die- 
ses mit Hülfe eines Zwischenstückes, das oberhalb des Objectiv- 
systemes eingeschaltet wird. Der Schirm ist nicht nach auf- und 
abwärts verschiebbar, vielmehr geschieht die Einstellung, welche 
ich dureh Schraube C (Fig. 2) besorge, durch Verschiebung der 
im Objeettisch angebrachten Blendung. 
Ich zweitle nicht, dass diese Einrichtung vortreffliche Dienste 
leistet. Auch ich habe ursprünglich den Schirm am ersten Ver- 
einigungspunkt der Strahlen angebracht, habe aber später die an- 
dere Form gewählt, weil mir diese handlicher und zu meinen 
Zwecken geeigneter erschien. Töpler war es nur darum zu thun, 
den Effeet der schiefen Beleuchtung in vollkommenerem Masse zu 
erzielen und Bilder zu erhalten, in welchen sich die Aenderungen 
der optischen Dichtigkeit deutlich aussprachen; mir war die Ver- 
wendung als Refraetometer die Hauptsache, und dazu ist es nöthig, 
dass man mit einem Handgriff den Apparat ein- und ausschalten, 
dass man den Schirm um die Axe des Mikroskopes drehen kann 
(Töpler muss den ganzen Tubus drehen), dass man beliebige 
Linsen verwenden (bei Töpler muss jede Objectivlinse mit der 
Vorrichtung versehen werden) und dieselben leicht wechseln kann. 
Diese und einige andere Unbequemlichkeiten dürften den von 
Töpler angegebenen Vortheil der besseren Bilder aufheben. Um 
wievieles die Bilder bei Abblendung am unteren Vereinigungs- 
punkte vollkommener sind, kann ich freilich nicht angeben, denn 
1) Ueber die Methode der Schlierenbeobachtung als mikroskopisches 
Hilfsmittel, nebst Bemerkungen über schiefe Beleuchtung. Poggend. Annal. 
Bd. 27, pag. 556. 
