104 Sigm. Exner: 
Mikroskope nur mit sehr zarten Contouren zu sehen. Mit dem 
Refractometer erscheint jeder Tropfen als eine deutliche, von einer 
Seite her beleuchtete Kugel und man überzeugt sieh auf den ersten 
Blick von dem Unterschiede zwischen ihrem Brechungsindex und 
dem der Umgebung. Es sind nämlich die Tropfen scheinbar auf 
derselben Seite, auf welcher sich der Schirm des Apparates befin- 
det hell, auf der entgegengesetzten dunkel, wenn der Tropfen 
stärker brieht als die Flüssigkeit in der er suspendirt ist, und 
umgekehrt, wenn er schwächer bricht als diese. Auch als ich den 
Brechungsindex des Glycerines bis auf 
n.—=: 1,4671 
steigerte, konnte man nicht einen Moment im Zweifel sein, welche 
der beiden Flüssigkeiten stärker breche. 
Hierzu ist jedoch zu bemerken, dass die angeführten Brechungs- 
verhältnisse der Flüssigkeiten mit Ab be’s grossem Refraetometer!) 
gemessen wurden und dieses Instrument die Grenze seiner Lei- 
stungsfähigkeit in der vierten Decimalstelle hat, derart, dass ich 
Fehler bis zu 3 Einheiten derselben machen kann?). Die obigen, 
sowie alle folgenden Angaben von » sind das Mittel aus mehreren 
Ablesungen. Ferner habe ich zwar Flüssigkeiten gewählt, deren 
gegenseitiges Lösungsvermögen ein Minimum ist, doch ist es nicht 
undenkbar, dass sie bei der Bildung der Emulsion ihr » um eine 
hier schon in Betracht kommende Grösse verändert hätten. Wie 
dem immer sei, bei den schlagenden Resultaten, welche der 
Apparat noch gibt, wenn die Brechungsverhältnisse der beiden 
Flüssigkeiten, soweit es die Messungen mit Abbe’'s Refractometer 
gestatten, einander so nahe als möglich gebracht sind, überschätze 
ich die Empfindlichkeit sicher nicht, wenn ich sie auf einige Ein- 
heiten der vierten Decimale angebe. 
Die Messung des Brechungsindex eines mikroskopischen Ob- 
jeetes geschieht nun, indem man eine Flüssigkeit herstellt, welche 
eben noch stärker und eine andere, die eben noch schwächer 
bricht als das Object. Die Breehungsverhältnisse dieser Flüssig- 
keiten müssen dann (am bequemsten mit Abbe’s grossem Refracto- 
1) Neue Apparate zur Bestimmung des Brechungs- und Zerstreungs- 
vermögens fester und flüssiger Körper. Jena 1874. 
2) Vergl.: v. Fleischl, die doppelte Brechung des Lichtes in Flüssig- 
keiten. Wiener akad. Sitzber. Bd. 90. II. Abth. Oktob. 1884. 
